I'iO NdlICK 



LISTK 



DES EXPKRIENCKS LES PLUS CUIUEUSES A ISKPROnOIKE 

 AVEC LA MACHINE HE RUHMKORFK 



ET INSTBICTIONS POdR LA MANIPILATION 



Rrglemcnt de Vappareil. — Prendre pour rht^ophores du 

 courant induit des fils recouverts de gutta-percha de 1 vah- 

 tre a 1 mi^tre 1 ,2 de longueur. — En faire autant , quand 

 on veut reagir sur I'extra-courant. — Bien decaper les 

 contacts de platine de linterrupteur, en les frottant sur du 

 papier a emeri trfes-fin. — Le marteau se demonte en reti- 

 rant le fil d'argent qui le tient a son support , et pour dega- 

 ger I'enclume il suffit de devisser la vis A ( fig. 3 ) qui main- 

 tient son ressort coUe sur la bande mtHallique communiquant 

 au commutateur. — Eloigner le plus possible le marteau du 

 fer t^lectro-aimant , au moyen de la vis C. — Si T^tincelle 

 de I'interrupteur est trop brillante , resserrer les vis de la 

 planche qui sert de fond au support de I'appareil , et sur 

 laquelle est place le condensateur. — Eviter la rouille et la 

 poussifere. — Resserrer les vis des deux equerres du com- 

 mutateur, si celui-ci est trop libre. 



EXPERIENCES. 



1" Illegal pouvoir calorifique dps deux poles du circuit. 

 ( Masson , Neef, Despuetz. ) 



Introduire dans les boutons d'attache du courant induit 

 deux bouts de fil de fer assez gros. — Enrouler en spirale 

 sur ces rh^ophores d'autres bouts de fil de fer tres-fin et 

 bicn decape. — Presenter, a un millimetre environ Tune de 



