( 7»4) 

 qui seul pouvait alors être fixé à l'instrument, avait une dispersion trop 

 faible; de plus, la manœuvre de l'appareil était beaucoup trop pénible 

 pour les longues poses photographiques. La difficulté de la manœuvre tient 

 aux grandes dimensions de l'instrument, et aussi à ce qu'il est du type 

 newtonien et exige la présence de l'observateur à la partie supérieure du 

 tube. Si l'on joint à ces inconvénients la qualité médiocre du miroir au point 

 de vue optique, et les flexions considérables de la monture métallique, on 

 s'explique pourquoi ce grand appareil a peu servi jusqu'à présent et même 

 n'a donné lieu, avant ces recherches, à aucun travail qui ait été publié. 



» Transofrmation définitive du télescope. — En résumé, le télescope, à 

 cause de la grande surface de son miroir, convient seul pour ces recher- 

 ches qui exigent beaucoup de lumière. J'ai été alors obligé de lui adjoindre 

 un spectroscope puissant, et aussi de transformer le télescope lui-même 

 pour rendre la conduite facile et appropriée aux longues poses; ce qui a 

 pu être obtenu par un dispositif simple et nouveau. 



» Ces perfectionnements nécessaires et quelques autres en plus ont 

 été réalisés dans le courant de l'année 1891 ; et, dès le commencement de 

 cette année, c'est-à-dire depuis dix mois, l'appareil transformé a été sou- 

 mis à un service régulier. Je présente à l'Académie la description suc- 

 cincte du nouveau télescope et l'ensemble des résultats obtenus. 



» Disposition nouvelle de l'anneau. — Les grands télescopes sont nécessairement 

 incommodes, à cause de la position de l'image des astres qui est formée au centre du 

 faisceau de lumière incidente, hors de la portée de la main et de la vue de l'observa- 

 teur. Le petit miroir fixe, dit de Newton, incliné à 45°, dont les dimensions ont été 

 agrandies dans les modèles les plus récents, remédie à cet inconvénient. Or, j'ai sup- 

 primé en principe ce miroir fixe, qui absorbe une portion notable de la lumière, sur- 

 tout dans la partie actinique. Le plan focal du télescope est alors dégagé, et j'ai pu 

 v placer soit un châssis photographique, soit la fente d'un spectroscope. 



» Le collimateur correspondant est alors sur l'axe même du télescope et mobile le 

 long de cet axe. A la suite j'ai placé trois prismes de flint lourd, qui assurent une 

 dispersion suffisante, et une position convenable de la chambre photographique à 

 portée de l'observateur. Toutes les pièces du spectroscope sont réunies dans une boîte 

 rigide en tôle d'acier qui assure dans toutes les positions l'invariabilité des distances, 

 condition nécessaire à remplir dans l'étude des déplacements spectraux. Cette boite 

 d'acier est fixée à l'anneau de la partie supérieure du télescope, par-dessus le véhicule 

 oculaire, qui n'est pas déplacé, et sans arrêter une portion nouvelle de la lumière inci- 

 dente. D'autre part, un prisme à réflexion totale fixé au véhicule remplace, pour la 

 vision oculaire, le miroir enlevé, et même, par l'addition d'une échancrure dans le 

 support, fournit un champ cinq fois plus étendu qu'auparavant. 



» Cette disposition nouvelle de l'anneau réunit donc sous la main de l'astronome 



