( io 7° ) 

 site électrique, il semble, au premier abord, que les forces d'attraction 

 doivent être fort différentes dans les deux cas. On parvient, au contraire, 

 à se rendre compte qu'elles sont presque exactement les mêmes, parce 

 qu'il se fait une sorte de compensation dans la distribution des densités. 

 Cette quasi-identité rend légitime l'emploi du nouveau mode opératoire. 

 Le terme de correction très petit qui pourrait être nécessaire peut, en effet, 

 être évalué par expérience dans une étude préalable. Il suffit, pour cela, 

 de faire trois mesures : la première, avec la portion centrale seule du pla- 

 teau P' au potentiel v, l'anneau de garde et le plateau P étant à la terre; la 

 deuxième, avec tout le plateau P' au potentiel v; la troisième, avec l'an- 

 neau de garde au potentiel v, la portion centrale étant à terre. 



» Désignons par F ( , F 2 ,/ les forces obtenues respectivement dans ces 

 trois cas, on a exactement 



F, -I- F; / = 2(0, 



© étant la force que donnerait l'attraction de la portion centrale du pla- 

 teau P' mesurée par la méthode ordinaire pour le même champ électrique. 

 Le terme de correction à appliquer à la première mesure sera o — F,. 



» On pourrait, dans ces conditions, suspendre le plateau continu PP à 

 l'extrémité d'une balance et mesurer avec cet instrument la force d'attrac- 

 tion. La sensibilité étant fortement augmentée par la présence du champ 

 électrique, il conviendrait de baisser le centre de gravité du fléau; une 

 balance munie d'un microscope et d'un micromètre s'adapterait parfaite- 

 ment à ce genre de mesure et permettrait de faire varier la distance des 

 plateaux en inclinant le fléau et en lisant le déplacement au micromètre. 

 On supprimerait ainsi l'emploi de la vis micrométrique. 



» Je pense qu'employé sous cette forme l'électromètre absolu devien- 

 drait un instrument plus précis et plus commode. 



» On voit que, dans cette méthode, on rend solidaires au point de vue 

 matériel la portion centrale et l'anneau de garde du plateau P', tandis 

 qu'au contraire on les sépare au point de vue électrique en les portant à 

 des potentiels différents. 



» Le même principe peut servir à transformer le fonctionnement de 

 tous les instruments employés en électricité statique. Considérons par 

 exemple le cas de l'électromètre sphèrique de M. Lippmann. Oh séparerait 

 (Jîg. 3) électriquement les deux hémisphères de la sphère extérieure par 

 exemple, en portant l'hémisphère inférieur au potentiel v, l'hémisphère 

 supérieur étant maintenu en relation avec la terre. Les deux hémisphères 



