( Il82 ) 



réalisé un progrès très sérieux et très important au point de vue de l'hy- 

 giène des cristalleries. 



En lui décernant le prix Montyon (Arts insalubres) pour 1892, la Com- 

 mission entend à la fois récompenser, comme il le mérite, un résultat 

 acquis et encourager de nouveaux efforts, en vue d'une solution complète 

 et radicale du problème si heureusement abordé par M. Guéroult. 



- 



Rapport sur les appareils présentés par M. le D r Paquelin. 



M. Paquelin a présenté un ensemble de travaux dont les uns ont un 

 caractère d'originalité première, dont les autres sont des perfectionnements 

 apportés à des appareils qui ont déjà été l'objet de récompenses de la part 

 de l'Académie. 



Le premier groupe comprend : 



Un robinet doseur mélangeur; un chalumeau, un foyer de toile de 

 platine restant incandescent dans l'eau; deux fers à souder, dont l'un, à 

 flamme extérieure, est une application du chalumeau et dont l'autre, à foyer 

 intérieur, sans apparence de flamme à l'extérieur, est une application du 

 foyer de platine. Ce dernier est plus spécialement destiné aux vitrail- 

 leurs. 



Le second groupe se compose d'un thermocautère et d'un éolipyle ana- 

 logues à ceux déjà présentés antérieurement à l'Académie, mais avec de 

 nouveaux perfectionnements, ayant pour effet d'éloigner les causes de 

 danger qu'offraient encore les premiers appareils. Tous ces appareils et 

 instruments sont alimentés par un mélange gazeux formé d'air atmosphé- 

 rique et de vapeurs hydrocarbonées; la composition de ce mélange est 

 réglée à volonté à l'aide d'un robinet doseur de structure toute spéciale 

 et très ingénieuse. Le jeu de ce robinet est comparable à celui de deux 

 tiroirs, dont l'un s'ouvrirait ou se fermerait au même moment de la quan- 

 tité même dont l'autre se fermerait ou s'ouvrirait. 



On obtient ainsi avec les chalumeaux des flammes plus ou moins oxy- 

 dantes, plus ou moins chaudes, d'une température limite d'environ 1800 . 



Dans le nouveau thermocautère, les produits de la combustion s'échap- 

 pent en haut du manche, au-dessus de la main de l'opérateur, ce qui per- 

 met de porter le cautère dans les cavités sans en brûler les bords ni les 

 parois. 



Le nouveau carburateur qui alimente les chalumeaux et le thermocau- 

 tère est en métal, et le liquide combustible v est absorbé par un corps po- 



