( 27 ) 

 D'auties évaluent la température finale d'un corps exposé au Soleil, et à 

 cette classe appartient le thermomètre noirci, employé par les niéléorolo- 

 gisles. D'autres mesurent la température acquise par un corps exposé au 

 Soleil, dans l'intérieur duquel est un thermo!i)ètre, moyen employé jadis 

 par Newton pour obtenir les données de son fameux calcul de la tempé- 

 rature acquise par la comète de 1680. Enfin, les expérimentateurs les plus 

 modernes ont introduit l'usage du thermohéliomètre, procédé dans lequel 

 on installe le thermomètre dans une enceinte artificielle à une température 

 conruie. Ce dernier est le moyen que j'ai employé après M. Waterston. 



» On admet qu'avec l'actinomèlre on ne peut évaluer que le rapport 

 des radiations dans des conditions différentes de hauteur, de distance, de 

 transparence atmosphérique, etc., et que cet instrument ne peut donner 

 directement l'intensité absolue de la radiation. 



» Le thermomètre noirci, employé par les météorologistes, est un instru- 

 ment très-imparfait. Ses indications, à la même heure, diffèrent selon l'ex- 

 position de l'instrument. Si l'on cherche à l'abriter des courants d'air, on 

 tombe dans les pertiu'bations produites par les réflexions et les radiations 

 propres des surfaces voisines destinées à le protéger. Eu Angleterre, on a 

 dernièrement introduit l'usage d'un thermomètre à boule noircie, renfermée 

 dans une boule de cristal dans laquelle on a fait le vide, espérant ainsi le 

 soustraire à l'influence des courants d'air et de la radiation des corps 

 obscurs, qui traverse difficilement le verre. J'ai fait un grand nombre d'ob- 

 servations avec plusieurs de ces instruments : je ne les ai pas trouvés tou- 

 jours d'accord, et leurs résultats ne m'ont point satisfait. Ainsi pendant 

 que, dans l'été, la température marquée à midi dans un air calme par le 

 thermomètre noirci ordinaire était de 4o à 42 degrés, celle du thermomètre 

 renfermé dans la boule de verre montait à 54 et 57 degrés. Dans l'hiver, 

 pendant que le thermomètre libre marquait de 10 à i4 degrés, l'autre mar- 

 quait de 28 à Sa degrés. La différence, comme on voit, change avec la sai- 

 son, de i4 à 18 degrés; même à l'ombre, ces thermomètres enveloppés 

 marquent toujours un ou deux degrés de plus que les autres. 



» Or, on peut se demander si réellement ces thermomètres donnent 

 exactement la mesure de la radiation. 3 en doute beaucoup, car 1" la sur- 

 face intérieure du globe de verre agit comme un miroir concave, ])our ré- 

 fléchir une certaine quantité de lumière et de chaleur sur la boule du 

 thermomètre, comme on peut facilement le constater à la vue; a" le verre de 

 l'enveloppe n'étant pas absolument diathermane, s'échauffe avec le temps, 

 et devient une source de radiation assez considérable. Si donc l'enveloppe 

 protège le thermomètre des courants d'air, il introduit des perturbations 



4.. 



