( 53o ) 



I) Comme on le voit, la force électromotrice de polarisation p décroît 

 quand l'intensité du courant diminue, et d'autant plus rapidement que le 

 courant est plus faible. 



.. Pour les faibles intensités, les mesures présentent des diffirultés. Alors 

 en effet, quand on ferme le circuit, la polarisation est inférieure à la pola- 

 risation limite, et celle-ci n'est à peu prés atteinte qu'après lui temps très- 

 long, si l'intensité est très-faible. D'un autre côté, si l'on observe une faible 

 intensité en passant d'abord par une intensité beaucoup plus forte, la pola- 

 risation est plus grande que la polarisation limite. Pour les intensités infé- 

 rieures à loo, il a été nécessaire de déterminer deux nombres, l'un supérienr, 

 l'autre inférieur à la polarisation limite, et de prendre la moyenne. 



» Il est à remarquer que le nombre E'est égal à E pour les intensités in- 

 férieures à 200, et plus petit que E au-dessus. Comme je l'ai constaté pour 

 des intensités comprises entre 1000 et 200, la différence E — E' va en dé- 

 croissant quand l'intensité diminue. Cet écart tienl-il à une diminution 

 de la force électromotrice quand l'intensité du courant augmente, ou à un 

 état particulier dans lequel le passage du courant mettrait les lames de 

 cuivre intercalées? C'est une question que je n'ai pas encore résolue 

 complètement. 



» Pour effectuer ces mesures, je me suis d'abord servi de l'électromètre 

 de Thomson, et, après de nombreux essais, j'ai été amené à le simplifier 

 considérablement. 



» Voici la disposition de l'appareil que j'ai employé : une large aiguille 

 en aluminium placée horizontalement est chargée d'électricité et agit sur 

 quatre secteurs métalliques plans disposés au-dessous d'elle. Le centre de 

 l'aiguille se projette sur le centre du cercle auquel appartiennent les sec- 

 teurs. Ces secteurs sont reliés deux à deux en diagonale. 



» Je soutiens l'aiguille par un fil métallique fin apportant l'électricité de 

 charge. Pour mesurer la différence de potentiel entre deux points A et H, 

 on fait communiquer A avec les secteurs i et 3 et B avec 2 et 4- E'aiguille 

 est attirée par l'un des couples de plaques et repoussée par l'autre. Pour 

 un certain angle d'écart il y a équilibre entre la force de torsion du fil et 

 l'action électrique. L'aiguille porte un prolongement inférieur en |)latine 

 passant par son centre et vertical. A ce prolongement est fixé un miroir 

 permettant la mesure des petites déviations au moyen d'une lunette et 

 d'une règle divisée. 



« En élevant ou abaissant l'aiguille, en variant sa charge, on modifie à 

 volonté la sensibilité de l'appareil. 



