164 Giltay: Einiges über Beleuchtung beim Mikroskopieren. XXV, 2. 



Es ist deutlicli, was man in diesem Fall zu tun hat. Man hat 

 sich einfach mittels einer das Licht diffus machenden Fläche eine 

 neue Lichtquelle von genügender Ausdehnung zu schaffen ; weil aber 

 durch die diffuse Ausbreitung viel Licht für das Mikroskop verloren 

 geht, muß dafür gesorgt werden, daß zugleich die ursprüngliche 

 Lichtquelle genügend lichtstark ist. Und weil diese beiden Maß- 

 regeln öfters leicht zu verwirklichen sind, ist es in vielen Fällen 

 auch gar nicht schwer, ausgezeichnetes Licht zu erhalten. 



Worin besteht nun das anfangs erwähnte Unzutreffende? 

 Erstens darin, daß man nicht selten der Meinung begegnet, daß 

 zum Mikroskopieren ein Nordfenster in hohem Grade erwünscht, ja 

 sogar notwendig sei. Gewiß, wer ein Bordfenster und ein Süd- 

 fenster zur Verfügung hat, wird aus Bequeralichkeitsrücksichten das 

 erstere vorziehen ; wer jedoch nur ein Südfenster hat, darf getrost 

 an die Arbeit gehen, ja für einige Fälle würde ich sogar dasselbe 

 vorzielien. Man hat einfach vor einen Teil des Fensters eine, oder 

 ein paar Mattscheiben anzubringen; dieselben werden bei Sonnen- 

 licht eine weiße Wolke ganz entbehrlich machen; und ist die Sonne 

 verhüllt, so hat man den Spiegel nur auf einen nicht mit Mattglas 

 versehenen Fensterteil zu richten. Für gewöhnliche Verhältnisse 

 wird man erfahren, daß man relativ sehr kleine Fensterteile zu einer 

 guten Beleuchtung braucht, so daß man sich, ohne irgendwelchen 

 Schaden, von einem gewöhnlichen Fenster auch mehrere Meter ent- 

 fernen kann, wenn nur der Spiegel genau gestellt wird. Das 

 Unterlassen dieser einfachen Maßregel bildet das zweite Unzutreffende, 

 auf das ich im Anfang hindeutete. 



Der Hauptzweck dieses Aufsatzes ist jedoch nicht über Sonnen- 

 beleuchtung zu sprechen, sondern ein paar Lampen zu beschreiben, 

 die ich vor einiger Zeit habe anfertigen lassen. Icli war nämlich 

 damals in der Notwendigkeit, das Praktikum der Mikroskopie, wel- 

 ches bis dahin nur bei guter Tagesbeleuchtung stattgefunden hatte, 

 zum Teil wenigstens auch bei künstlicher Beleuchtung abzuhalten. 

 Es war nun die Frage, welches Beleuchtungssystem Verwendung 

 finden sollte. 



Die besten mir bekannten Lampen sind erstens die Lampe mit 

 Schusterkugel oder mit Sammellinse der Firma Zeis.s; diese hat je- 

 doch für meinen Zweck den Nachteil, daß sie verhältnismäßig viel 

 Raum beansprucht. Weiterhin kommt in Betracht die Lampe nach 

 Kochs und Wolz, bei welclier mit dem bekannten gebogenen Glas- 

 stab das Licht bis nahe unter das Präparat geleitet wird. Aber 



