XXV, 2. Giltay: Einiges über Beleuchtung beim Mikroskopieren. 167 



trachten werden. Dabei ist die erste Frage, wie die Lichtquelle 

 vergrößert wird, denn ohne weiteres würde das elektrische Licht fast 



ganz unbrauchbar sein. 



Die Vergrößerung geschieht wiederum am 



besten mit Mattglas. Um möglichst gute Resultate zu erhalten, muß 



aber dasselbe bei so kleiner Lichtquelle wie einer kleinen elek- 

 trischen Lampe an zwei Stellen angebracht werden, und zwar etwas 

 weit auseinander; das helle Licht der Lampe erträgt die zweifache 

 Zerstreuung sehr wohl. Praktisch ist es, das Glas der Lampe an 

 der nach oben gewendeten Seite mit Karborundumfeile matt zu feilen, 

 und dann die zweite Mattfläche auf das Diaphragma zu legen. Ich 

 verwende hierzu möglichst dünne Objektgläser, die mit Karborundum- 



