172 Wolff: Gefriermethoden u. Gefriermikrotorae im allgemeinen. XXV, 2. 



des Objektes nacli Belieben auch melir Zeit als eine Minute ver- 

 wenden zu dürfen. 



Das Anfertigen einer so großen Zahl von Gefrierschnitten in 

 kürzester Zeit, wie ich sie bei meinen erwähnten ersten Versuchen 

 erhielt, ist ja meines Erachtens überhaupt nur bei einem in so 

 hohem Maße durch Schnelligkeit und Präzision des Arbeitens ausge- 

 zeichneten Mikrotom, wie es das MiNor-ZiMMERMANNSche darstellt, 

 möglicli. Und bei aller selbstverständlichen Wertschätzung des genial 

 erdachten Jung sehen Modelles (das in seiner neuen Form durch 

 Woldfeilheit und universelle Verwendbarkeit sich gewiß aufs beste 

 jedem über nur geringe Geldmittel verfügenden Mikroskopiker emp- 

 fiehlt und, für Paraftin-, Celloidin- und Gefrierschnitte eingerichtet, 

 tatsächlich für jeden zu erschwingen ist) meine ich daher jetzt 

 docli, für universale Verwendung vor allen anderen Instrumenten die 

 Zimmermann sehen empfehlen zu müssen, wenn man überhaupt die 

 Anschatfung eines teureren Instrumentes beabsichtigt. Eines be- 

 sonderen Gefriermikrotomes kann man auf jeden Fall alsdann ent- 

 raten. Aber überhaupt ist es ein großer Vorzug dieser Instrumente, 

 daß sie durch rotierende Bewegung (eines Schwungrades) betätigt 

 werden, da das längere Arbeiten so bei weitem nicht in dem Maße 

 ermüdet, wie dies infolge der anders gearteten Betriebsweise bei 

 anderen Instrumenten (z. B. dem Jung sehen Studentenmikrotom) der 

 P^all ist. Speziell für die oft recht empfindlichen Gefrierschnitte ist es 

 ferner sehr wichtig, daß die Schnitte sofort nach ihrer Bildung auf einer 

 feststehenden, nicht auf einer sich mehr oder weniger rasch stoßweise 

 hin und lier bewegenden Unterlage, der Messerfläche, abgelegt werden. 

 Das erste geschieht beim Zimmeitmann sehen Mikrotom, dessen Messer 

 ja feststeht, das letzte ist dagegen, leider, bei allen mehr oder 

 weniger speziell füi- Gefrierzwecke konstruierten Mikrotomen der 

 Fall. Daß bei den Gefriermikrotomen das Messer liin und her be- 

 wegt wird, ist praktisch jedenfalls ein Fehler der Konstruktion. Ob 

 theoretische technische Erwägungen bei jenen Instrumenten zu diesem 

 Konstruktionstyp geführt haben , vermag icli niclit zu beurteilen. 

 Aber ich kann versichern, daß bei den ZiMMEUMANNSchen Modellen 

 der gegensätzliche Konstruktionstypus al>solut keine Mißstände (etwa 

 ein Abweichen, Durchbiegen des Objekthalters) gezeitigt hat, Avie icli 

 besonders ganz allgemein gegenüber jMaveus abfälliger Beurteilung 

 hervorheben möchte. ^ 



*) Ich habe vor Jaliren in Jena lange Zeit ein Zimmermann sches Mikro- 



