XXV, 3. Siedentopf: Über Beobachtungen bei Dunkelfeldbeleuchtung. 279 



experiraeutell bestimmt und nachträglich auch für durchfallendes Licht 

 als richtig befunden. 



Tubuslänge 160 mm, Objektive von Zeiss. 

 Mittlere Deckglasdicke 0*16 mm. 



Tabelle zur Deckglaskorrektion durcli Tubus- 

 verschiebung. 



Ein Plus -Zeichen in dieser Tabelle bedeutet Verlängerung, ein 

 Minus -Zeichen Verkürzung des Tubus. Hinter den Bezeichnungen der 

 Objektive durch große lateinische Buchstaben stehen Ziffern, welche 

 die Brennweite der betreffenden Objektive in mm angeben. Die Un- 

 sicherheit der Korrektionszahlen ist etwa 2 mm (bei F mehr). 



Wie die Tabelle lehrt, wird die Tubusverschiebung bei größeren 

 Brennweiten kleiner, entsprechend der größeren Empfindlichkeit 

 solcher Systeme gegen die Tubuslänge, und um so größer, je 

 kleiner die Brennweite des Mikroskopobjektivs ist. Außerdem ist es 

 nicht gleich, ob das Deckglas zu dick oder zu dünn ist. Wenn 

 man, wie es meist der Fall ist, mit angeschraubtem Revolver be- 

 obachtet, so beträgt die Möglichkeit, den Tubus zu verkürzen, oft 

 nur wenige mm. ßei zu dickem Deckglase und kurzbrennweitigen 

 Systemen kann man dann fast nichts mehr durch Tubusverschie- 



