290 Krause: Neue Gefrier- u. Kühlvorrichtung für das Mikrotom. XXV,3. 



verfahren kennen zu lernen, von denen mich eigentlich in technischer 

 Beziehung keines recht befriedigte. 



Ganz zu verwerfen sind, auch schon von rein theoretischen Er- 

 wägungen aus, alle diejenigen Methoden, bei denen das durch seine 

 Verdunstung die Kälte erzeugende Mittel mit dem Präparat selbst 

 in Berührung gebracht wird. In neuerer Zeit wird mehr oder weniger 

 reines Monochloräthan unter den verschiedensten Bezeichnungen für 

 diesen Zweck vielfach verwandt. Ich habe ein als A n ä s t h o 1 be- 

 zeichnetes Präparat benutzt , war aber mit dem Erfolg in keiner 

 Weise zufrieden. Die Schnitte wiesen mannigfache Strukturverände- 

 rungen auf, die sich nur durch Einwirkung des Anästhols auf das 

 Gewebe erklären ließen. Da das Verfahren außerdem kostspielig und 

 seine Handhabung unbequem ist, so habe ich es bald ganz verlassen. 



Ungleich viel bessere Resultate lieferte der At herspray, 

 wohl das älteste der heute benutzten Gefrierverfahren, doch ist seine 

 Anwendung insofern eine beschränkte , als man über eine gewisse 

 Dicke des Objekts nicht hinausgehen darf. Die erste Bedingung für 

 ein tadelloses Funktionieren des Äthersprays ist ein reiner , nnzer- 

 setzter, wasserfreier Äther. Die Zersetzung des Äthers durch Oxyda- 

 tion zu Aldehyd , Ameisensäure und Essigsäure erfolgt aber schon 

 bei längerem Stehen in angebrochenen Flaschen. Es wird dadurch 

 die Siedetemperatur des Äthers wesentlich erhöht, die Verdunstung 

 erschwert. Aus demselben Grunde ist es auch ganz irrationell, wie 

 das vielfach geschieht , den aus dem Apparat in das Sammelglas 

 ablaufenden Äther wieder zu verwenden. Daß dieser stark sauer 

 reagierende Äther auch für die Metallteile" des Mikrotoms nicht ganz 

 gleichgültig ist, liegt auf der Hand. Es soll überhaupt niemals mehr 

 Äther zugeführt werden, als verdunsten kann, d.h. es darf über- 

 haupt kein Äther ablaufen. Deshalb sind die Doppelgebläse, bei 

 welchen ein zweiter als Windkessel wirkender Gummiballon angebracht 

 ist, auch meiner Ansicht nach, ganz zu verwerfen. Sie entlasten 

 zwar die Hand des Arbeitenden, führen aber viel mehr Äther zu als 

 verdunsten kann und wirken dadurch unökononiisch , ja verhindern 

 sogar ein leichtes und exaktes Frieren. 



Will man das Präparat durch den Ätherspray längere Zeit ge- 

 froren halten, so bedarf man unbedingt einer zweiten Person. Ein 

 weiterer Übelstand aber liegt darin, daß sich sehr leicht das feine 

 Ätherzuleitungsrohr durch kleine, sich von der Wandung des Gunimi- 

 schlauches losreißende Partikelchen verstopft. Aber selbst, wenn 

 alles an dem Ätherspray in schönster Ordnung ist, wird der, der 



