XXV, 3. Krause: Neue Gefrier- u, Kühlvorrichtung für das Mikrotom. 291 



viel mit ihm zu arbeiten liat, doch hin und wieder Mißerfolge er- 

 leben , denen man ganz ratlos gegenüber steht. Das Präparat will 

 nicht frieren oder friert nicht auf allen Teilen der Platte gleich- 

 mäßig, ohne daß sich dafür irgendein Grund finden ließe. Das ist 

 wohl auch der Hauptgrund dafür, daß man in neuerer Zeit den sonst 

 so trefflichen Ätherspray mehr und mehr verlassen hat. 



An seine Stelle ist einmal das früher erwähnte Frieren mittels 

 Monochloräthan und dann mittels flüssiger Kohlensäure getreten. Diese 

 letztere stellt ja eine vorzügliche Kältequelle dar , aber zwei Übel- 

 stände machen das Arbeiten mit ihr recht unangenehm. Einmal 

 wirkt das Getöse der ausströmenden Kohlensäure auf die Dauer 

 störend, dann aber friert das Kohlensäure -Zuleitungsrohr resp. das 

 Auslaßventil sehr leicht zu. Dann hört die Zuleitung und damit das 

 Frieren vollkommen auf und man muß geduldig warten, bis die be- 

 treffende Stelle wieder aufgetaut ist. 



Da mich also, wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, keines der 

 Gefrierverfahren vollkommen befriedigte , so stellte ich mir die Auf- 

 gabe einen Gefrierapparat zu konstruieren, der alle die erwähnten 

 Übelstände nach Möglichkeit beseitigen sollte. Das Ideal eines solchen 

 Apparates müßte das Gefrieren beliebig großer und beliebig dicker 

 Stücke gestatten und das Frieren müßte ohne Unterbrechung beliebig 

 lange Zeit fortgesetzt werden können. Das Verfahren müßte ferner 

 während des Mikrotomierens den Arbeitenden vom Apparat vollkommen 

 unabhängig machen, d. h. also der Apparat muß vollkommen selbsttätig 

 funktionieren. Das die Kälte erzeugende Mittel darf keinesfalls mit 

 dem Objekt selbst in Berührung kommen. Das Frieren muß mög- 

 lichst rasch und intensiv eintreten, denn meine Versuche haben mir 

 gezeigt , daß die Kälte das Präparat um so weniger schädigt , je 

 rascher sie einwirkt. Schließlich dürfte das ganze Verfahren nicht 

 zu kostspielig sein und sich überall leicht durchführen lassen. 



Wie weit ich mich diesem Idealverfahren genähert habe, möge 

 der Leser aus den folgenden Ausführungen ersehen. 



Ich habe zunächst mit flüssiger Luft gearbeitet, bin aber 

 sehr bald davon abgekommen, aus dem einfachen Grund, weil sich 

 flüssige Luft heutzutage doch nur sehr schwer versenden läßt, teuere 

 Aufbewahrungsgefäße verlangt und sich auch in diesen höchstens 

 8 bis 10 Tage lang hält. 



Später habe ich mich dann der festen Kohlensäure zu- 

 gewandt und in ihr ein vielleicht ideales Gefriermittel gefunden, das 



ja als solches auch schon hier und da Verwendung gefunden hat. 



19*. 



