296 Krause: Neue Gefrier- u. Kühlvorrichtung für das Mikrotom, XXV, 3. 



strömen kann. Man öffne das Ventil immer vollständig und wird 

 dann nach 10 bis 15 Sekunden langem Ausströmen so viel feste 

 Kohlensäure in dem Sack vorfinden, wie für 4 bis 5 Füllungen aus- 

 reicht. Die feste Säure wird nach Abbinden des Sackes auf einem 

 Tuch gesammelt und zu den Patronen zusammengepreßt. 



Zu letzterem Zweck wird dem Apparat eine Preßform (Fig. 3, 

 rechts) beigegeben, welche aus einem starken Holzklotz besteht, der 

 in seiner Mitte eine entsprechende Bohrung besitzt, in welche wiederum 

 ein Holzstempel hineinpaßt. Diese Form wird auf ein beliebiges 

 Brett aufgesetzt, mit dem Kohlensäureschnee gefüllt und dieser mittels 

 des Stempels und eines kräftigen Hammers möglichst fest zusammen- 

 geschlagen, so lange bis der ganze Hohlraum der Form fest gefüllt 

 ist. Je fester man die Patronen zusammenhämmert, um so länger 

 werden sie beim Frieren vorhalten. Die fertigen Patronen kann 

 man dann mit dem Stempel leicht aus der Form herausstoßen. 



Um nun solche fertig gepreßte Kohlensäurepatronen auch mehrere 

 Stunden ohne allzu großen Verlust aufbewahren zu können , habe 

 ich dem Apparat noch ein besonderes Aufbewahrungsgefäß beigegeben 

 (Fig. 3, links). Es ist das ein mit Pappe umgebenes uud auf hölzernem 

 Fuße montiertes Dewargefäß. Es hat zylindrische Form mit einer 

 lichten Höhe von etwa 250 mm und einer lichten Weite von 25 mm 

 und wird oben einfach mittels eines Korkstöpsels leicht verschlossen. 

 Dieses Gefäß faßt 5 Patronen, so daß man einschließlich einer Füllung 

 des Apparates Material für ein 5- bis 6 stündiges Frieren vorrätig 

 halten kann. 



Die ganze Prozedur der Herstellung der Patronen ist viel rascher 

 ausgeführt als beschrieben. Sie dürfte kaum eine Viertelstunde be- 

 anspruchen. 



Die Füllung des Apparates ist im Moment besorgt. Der Deckel 

 wird mit dem ihm unten anhängenden Gefrierzylinder abgeschraubt, 

 der deckelartige Boden des letzteren entfernt uud die Patrone in 

 den Zylinder geschoben. Dann wird der Boden wieder unter Kom- 

 pression der sich vollkommen in sich zusammenschiebenden Spiral- 

 feder aufgesetzt, der Deckel aufgeschraubt und der Apparat ist 

 gebrauchsfertig. 



Die Abkühlung des Objekttisches erfolgt fast momentan. Die 

 Dicke der zu frierenden Stücke ist eine fast unbegrenzte. Daß mit 

 zunehmender Dicke die Dauer des Durchfrierens wächst, braucht 

 wohl kaum erwähnt zu werden. Dünne (2 bis 3 mm) Stücke frieren 

 in 3 bis 5 Minuten vollkommen durch, ein 10 bis 15 mm dickes 



