XXV, 3. Krause: Neue Gefrier- u. Kühlvorrichtung für das Mikrotom. 297 



Stück braucht dazu mindestens 15 Minuten. Um bei solchen dicken 

 Stücken das Frieren zu beschleunigen, stülpe ich über sie eine pas- 

 sende Glasschale herüber, die mit ihrem Rand auf dem Gefriertisch 

 aufsteht. 



Ist das Stück durchgefroren, so setze ich rund um den kleinen 

 freien Rand herum einige Tropfen Wasser oder physiologische Koch- 

 salzlösung, damit das Objekt fester auf dem Objekttisch haftet. Ähn- 

 lich muß man verfahren bei kugeligen Objekten, wie bei dem Augapfel, 

 die nur eine kleine Auflagefläche besitzen. Hier muß man letztere 

 vergrößern dadurch , daß man das Objekt mit einer in der Kälte 

 erstarrenden Flüssigkeit umgibt. Vorzüglich eignet sich tiltriertes 

 Hühnereiweiß oder 5- bis lOprozentige Gelatine. 



Der Gefrierprozeß kann, einmal eingeleitet, beliebig lang weiter 

 geführt werden. Merkt man , daß die Kältewirkung nachläßt, 

 was daran leicht zu erkennen ist , daß die Bereifung des Objekt- 

 tisches an einzelnen Stellen zu schmelzen anfängt, so schraubt 

 man rasch den Deckel ab und schiebt eine neue Patrone in den 

 Zylinder. 



Sollte der wohl seltene Fall eintreten , daß ein derartiges 

 gefrorenes Präparat am nächsten Tag oder zu einem beliebigen 

 anderen Termin weiter verarbeitet werden soll, ohne vorher auf- 

 zutauen, so läßt sich auch dieser Forderung leicht entsprechen. Man 

 bringe in das Auf bewahrungsgefäß zunächst eine Patrone , dann ein 

 passendes mit Kork verschlossenes Glasgefäß und darauf wieder 

 eine Patrone. Soll nun das gefrorene Objekt für spätere Verwen- 

 dung aufgehoben werden, so löst man es mit dem Messer vom Ob- 

 jekttisch los , bringt es in jenes gekühlte Glasgefäß und dieses 

 wieder zwischen die beiden Patronen in das Aufbewahrungsgefäß 

 zurück. Die beiden Patronen genügen vollkommen, um das Objekt 

 über Nacht gefroren zu halten und können am nächsten Tag durch 

 neue ersetzt werden. 



Die Schnittkonsistenz der mittels unseres Apparates gefrorenen 

 Objekte ist eine ganz vorzügliche. Ich habe selbst noch von größeren 

 Objekten tadellose Schnitte von 5 fx Dicke erhalten. Allerdings muß 

 in diesem Falle auch noch das Messer stark gekühlt werden, um 

 ein sofortiges Auftauen der Schnitte zu vermeiden. Eine solche 

 Messerkühlung läßt sich in bequemster Weise folgendermaßen durch- 

 führen. Ich verwende ein Mikrotommesser mit recht starkem Rücken 

 und lasse den letzteren in seiner ganzen Länge so ausschleifen wie 

 es Figur 4 zeigt. 



