XXV, 3. Krause: Ein Waschglas für mikrotechnische Zwecke. 301 



es sich um sehr kleine Präparate oder dünne Fasern , so umbindet 

 man zweckmäßig das im Präparatenglas befindliche Ende des Hebers 

 mit einem Stückchen Gaze. 



Man kann auf diese Weise eine beliebige Anzahl von Präparaten 

 zu gleicher Zeit auswässern, da man an das Reservoir eine beliebige 

 Anzahl von Hebern anhängen kann, nur muß dann der Wasserzufluß 

 gehörig reguliert werden. Ganz in gleicher Weise können natürlich 

 auch Schnitte ausgewässert werden. 



Soll anstatt mit Leitungswasser mit destilliertem Wasser oder 

 Alkohol ausgewaschen werden, so tritt an die Stelle der Wasser- 

 leitung ein höher stehendes Gefäß mit der betreffenden Flüssigkeit." 



Die vorstehend beschriebene Vorrichtung hat sich hier und 

 anderwärts trefflich bewährt, nur ein Mißstand macht sich bei ihr 

 häufig recht unangenehm geltend. Hier 

 in Berlin, und anderwärts wird es 

 wohl ähnlich sein, unterliegt der Druck 

 in der Wasserleitung recht erheblichen 

 Schwankungen. Hat man eben den 

 Wasserzufluß so geregelt, daß gerade 

 so viel zufließt, als abgeführt wird 

 durch die Heber, so wird bei einer 

 plötzlich eintretenden Druckverminde- 

 rung, vielleicht durch starke Wasser- 

 entnahme an einer anderen Stelle des 



Instituts, der Zufluß beträchtlich geringer werden, es wird mehr 

 durch die Heber abgeführt, als zufließen kann, und wenn man nach 

 einiger Zeit die Präparate kontrolliert, findet man sie fast trocken 

 oder nur ungenügend mit Wasser bedeckt, während das Reservoir 

 überläuft. 



Gegen das gänzliche Auslaufen der Präparatengläser kann man 

 sich einfach durch zweckmäßige Länge des freien Schenkels des Ab- 

 laufhebers schützen, und den Stillstand des ganzen Waschprozesses 

 verhütet man so, daß man an den im Reservoir hängenden Schenkel 

 des Zulaufhebers noch ein Kniestück anbiegt. 



Um nun die ganze Vorrichtung handlicher zu machen, habe ich 

 das folgende Waschglas herstellen lassen , das seinen Zweck vor- 

 trefflich erfüllt. Ich habe die beiden Heber, Zulauf- und Ablauf- 

 heber gleich mit dem Präparatenglas fest verbunden. Aus tech- 

 nischen Gründen ließ sich leider die Anbringung eines Halses nicht 

 umgehen. Der Zulaufheber reicht mit einem Kniestück in das 



