XXV, 4. Hoyer: Eine neue Vorrichtung zu Injektionen. 413 



von Injektionsspritzen außerordentlich erschweren. Auch ich empfand 

 bei meinen Untersuchungen das Bedürfnis nach einem geeigneten 

 Druckapparate, doch kam es mir dabei weniger auf den konstanten 

 Druck an als gerade auf den zweiten Punkt, nämlich auf eine ge- 

 sonderte von der Hand unabhängige Druckkraft. Nachdem ich mich 

 bei meinen Injektionen längere Zeit hindurch sehr primitiver Ein- 

 richtungen , die nicht immer zum Ziele führten , bedient hatte . ging 

 ich daran, eine Vorrichtung zusammenzustellen, welche das Arbeiten 

 bequemer, leichter und sicherer gestaltete. 



Im folgenden gebe ich die Beschreibung dieser Vorrichtung, die 

 ich bereits seit zwei Jahren in Gebrauch habe und die ich warm 

 empfehlen kann. Obwohl ich dieselbe speziell zu Injektionen von 

 Blut- und Lymphgefäßen von Larven und Embryonen benutze, kann 

 dieselbe auch eine allgemeinere Verwendung finden z. B. in Fällen, 

 wo es sich um einen ganz bestimmten konstanten Druck handelt, der 

 längere Zeit ohne Unterbrechung einwirken soll. 



Die wesentlichsten Bestandteile dieser Vorrichtung bildet ein 

 Stahlzylinder mit komprimierter Luft und ein sogenanntes Druck- 

 reduzierventil. 



Die Stahlzylinder werden von verschiedenen Firmen in ver- 

 schiedener Größe geliefert. Ein Zylinder von 1 m Höhe und 

 10" 5 Liter kubischen Inhalts, welcher bei 100 Atm. Druck ungefähr 

 1050 Liter komprimierte Luft enthält (derselbe ist auf 250 Atm. 

 amtlich geprüft), ist vollkommen ausreichend und für den vorliegen- 

 den Zweck am bequemsten. Sein Preis stellt sich ohne Füllung 

 auf 45 M. Der Zylinder wird mit gereinigter atmosphärischer Luft 

 gefüllt, was wohl in jedem physikalischen Institut, das einen Kom- 

 pressor besitzt, leicht bewerkstelligt werden kann. 



Der zweite unumgänglich notwendige Bestandteil der Vorrichtung 

 ist das Druckreduzierventil. Derartige Ventile werden gegenwärtig 

 in der Technik vielfach benutzt und verfolgen den Zweck, den im 

 Zylinder herrschenden Druck auf jeden beliebigen geringeren Druck 

 zu reduzieren und auf demselben konstant zu erhalten. Dieselben 

 werden in verschiedener Form und Ausführung von der Firma 

 „Drägerwerk" in Lübeck geliefert und stellen sich auf 30 bis 40 M. 

 Für meine Untersuchungen hat sich das als „Drägers X- Automat, 

 Modell X" No. 1 bezeichnete Druckreduzierventil (Fig. 1) am ge- 

 eignetsten erwiesen. Dasselbe ist ein Präzisionsinstrument, welches 

 eine genaue Regulation des Arbeitsdruckes innerhalb einer Atmo- 

 sphäre ermöglicht. Der Arbeitsdruck wird an dem auf Zehntelgrade 



