414 



Hover: Eine neue Vorrichtung zu Injektionen. 



XXV, 4. 



eingeteilten Manometer M abgelesen. Doch gibt es aucli Driick- 

 reduziervcntile für ^2 • IV27 ^ bis 5 Atm. Arbeitsdruck. Mittels 

 der Regulierschraube R kann der Druck, unter welchem die Luft 

 ausströmt, auf eine beliebige Höhe (bei Automat Nr. 1 also auf 

 Zehntel einer Atmosphäre) eingestellt werden. An dem Druck- 

 reduzierventil ist ferner ein sogenanntes Finimeter F angebracht, 

 welches mittels eines Zeigers auf einer Skala den im Stahlzylinder 

 vorhandenen Atmosphärendruck angibt. Derselbe läßt durch Multi- 

 plikation mit dem Inhalt des Stahl- 

 zylinders den noch vorhandenen Vorrat 

 an Luft leicht berechnen. In der 

 Figur 1 bedeutet noch iV die Ausfluß- 

 röhre , S das Sicherheitsventil, A die 

 Anschlußverschraubung, V das Zylinder- 

 verschlußventil. 



Ist der Stahlzylinder mit kompri- 

 mierter Luft gefüllt und das Druckredu- 

 zierventil an denselben angeschraubt, so 

 braucht behufs Vornahme einer Injektion 

 die Ausflußröhre N mittels eines Gummi- 

 schlauches nur mit einem die Injektions- 

 masse enthaltenden Gefäß und dieses 

 ebenfalls mittels eines Gummischlauches 

 mit der Kanüle verbunden zu werden. 

 l. Wird nun die Regulierschraube unter 



Kontrolle des Manometers geöff"net, bis 

 der gewünschte Druck erreicht ist, so fließt die Masse aus der 

 Kanüle kontinuierlich aus. 



Für sehr kleine und zarte Objekte, wie Larven und Embryonen, 

 ist jedoch eine so einfache Vorrichtung nur dann verwendbar, wenn 

 man sich beständig eines Gehilfen bedient, welcher auf Kommando 

 die Regulierschraube öftnet oder schließt. Da eine solche Assistenz 

 oft störend wirkt, so müssen andere Vorkehrungen getroffen werden. 

 Bei derartigen Injektionen kommen, wie gesagt, ganz andere Ge- 

 sichtspunkte in Hetracht. Da bei den geringen Dimensionen der 

 Objekte von einem Einbinden der Kanüle nicht die Rede sein kann, 

 so kommen bei der Injektion von Blut- und Lymphgefäßen nur sehr 

 feine Einstichkanülen zur Verwendung. Dieselben müssen an ge- 

 eigneter Stelle in das Gefäß eingestochen, womöglich in demselben 

 weiter vorgeschoben und in ilieser Lage möglichst ohne jede Be- 



