XXV, 4. 



Hoyer: Eine neue Vorrichtung- zu Injektionen. 



419 



1=7 



Spritze und der Bartel sehen Rekordspritze, namentlich die umständ- 

 liche Dichtung der Kanüle bei meiner Vorrichtung fortfallen. 



Wie eingangs erwähnt wurde , hatte ich mich anfangs einer 

 einfachen Vorrichtung bedient , wie dieselbe bereits von Strauss- 

 DuRCKHEDi, Harting, Wertheim u. a. in ähnlicher Form zu feineren 

 Injektionen empfohlen worden ist. Dieselbe bestand aus einem kurzen 

 gläsernen Mundstück mit angeblasener Kugel, einem daran befestigten 

 Gummischlauch und einer mit letzterem verbundenen , fein ausgezo- 

 genen Glaskanüle. Dieselbe wurde mit Injektionsmasse gefüllt und 

 diese dann mittels des Mundes ausgetrieben. Die an dem Mund- 

 stück angeblasene Kugel diente zum Auffangen des herab- 

 fließenden Speichels. Indessen zeigte es sich bald , daß 

 eine so einfache Vorrichtung nicht ausreicht. Beim Mani- 

 pulieren mit derselben läßt es sich nämlich nicht ver- 

 meiden, daß der in der Glaskugel sich ansammelnde 

 Speichel nicht auch in den Gummischlauch und weiter in 

 die Kanüle gerät. Sobald aber der Speichel sich mit 

 dem Berlinerblau mischt, fällt er dasselbe aus und ver- 

 stopft die Kanüle. Um dies zu vermeiden, konstruierte 

 ich mir das in Figur 3 abgebildete Mundstück, welches 

 den Speichel vollkommen auffängt. Sobald die Glaskugel, 

 welche etwa 25 mm Querdurchmesser haben muß, an- 

 geblasen ist , wird das eine pjude der Röhre gegen das 

 andere in die Kugel hineingedrückt, so daß es hügelartig 3 



in die Kugel hineinragt. Durch diese nur geringfügige 

 Änderung ist der kleine Apparat vollkommen brauchbar , so daß be- 

 gonnene Injektionen ohne Störung zu Ende geführt werden können. 

 Ich habe mittels desselben wohl über die Hälfte meiner Frosch- 

 larven injiziert und kann denselben als einen bequem zu handhaben- 

 den und auf Reisen namentlich nützlichen Apparat empfehlen. 



Zum Schlüsse sei noch eine Methode zur Befestigung kleiner 

 lebender Tiere erwähnt, welche sich mir bei Injektionen ausgezeichnet 

 bewährt hat. Da kleinere Tiere , Larven und Embryonen , infolge 

 ihrer Schlüpfrigkeit auf einer Unterlage nur mit Mühe zu befestigen 

 sind, eine Befestigung derselben aber namentlich bei Injektionen 

 durchaus notwendig wird , verfiel ich schließlich auf Gelatine. Ich 

 benutze zu diesem Zwecke die in Papierlädeu käuflichen glatten 

 Gelatineplatten von der Stärke eines Zeichenkartons. Dieselben 

 werden je nach der Größe des Tieres in kleine rechteckige Stücke 

 geschnitten , in Wasser aufgeweicht und dann auf eine kleine runde 



