428 Sieilonttipl": Öiclitbannaoluiny vuu Kuntoii iiu uiikrosk. Bilde. XXV, i. 



schräukeu. ■wenn nur die übrigbleibende ringt'örmige OtVnung g-leich- 

 niäßig- von Lieht erfüllt wird. 



Besehränkt man aber dasAzinint der Belenehtnng dnreh eine 

 nuter dem Kondensor in den Ahue sehen Diaphragmenträger ein- 

 gelegte Schlitzblende (Fig. 1), so können im mikroskopiselien Bilde 

 nnr diejenigen Kanten erscheinen, deren relatives Azinint zum Schlitz 

 etwa 90^^ oder "JTO" beträgt. Dreht mau den Schlitz unter dem 

 Kondensor mit Hilfe des Gritt'es an dem Auhe scheu Diaphragmen- 

 träger , so werden nach der Jeweiligen Stellung der Schlitzblende 

 zum Präparat immer andere Kanten in demselben sichtbar gemaclit. 

 Als besonders geeignet zur Demonstration dieser Erscheinung 

 erwies sich ein Planktonmaterial aus dem Mittelmeer, das ich der 

 Güte des Herrn Dr. Nathansohn verdanke. Von den feinen darin 

 enthaltenen Diatomeennadeln wurde in Kanada- 

 balsam ein Streupräparat gemacht, in welchem die 

 Nadeln an jeder Stelle des Feldes ganz beliebig 

 durcheinander orientiert erscheinen. In Figur 2 

 (Tab. IV) sind sie bei etwa 4öfacher VergriHierung 

 mikrophotographisch abgebildet. Die Dunkelfeld- 

 beleuchtung wurde realisiert durch einen gewöhn- 

 !• liehen Linsenkondensor von etwa 1"4 num. Apertur, 



auf den das Präparat mit Öl verbunden gelegt 

 wurde, während im Diaphragmenträger eine Zentralblende von 20 mm 

 Durchmesser eingelegt war (diese Zeitschr. Bd. XXIV, 1907, p. 13). 

 Wurde jetzt an Stelle der runden Zentralblende die in Figur 1 

 abgebildete Schlitzblende im Azimut 90*' eingelegt, so zeigen sich 

 au derselben Stelle im Präi)arat wie in Figur 2 jetzt nur noch 

 Nadeln, deren Azimut nicht viel von 0^ abweicht i Fig. o, Tab. IV). 

 Entsprechend erscheinen ebenfalls an der gleichen Stelle im Präparat 

 wie in Figur 2 nur noch von links nach rechts im Azimut 90^* ver- 

 laufende Striche, wenn das Azimut der Beleuchtung durch Drehen der 

 Sehlitzblende nach 0^ verlegt wurde (Fig: 4, Tab. IV). 



Eine äußerlich sehr merkwürdige, aber nach dem Vorstehenden 

 natürlich leicht erklärliche Erscheinung ergibt sich , weini man den 

 Kondensor nicht in der vorgeschriebenen festen Anschlagsstellung in 

 der Schiebhülse beläßt, sondern mit Hilfe des Kondensortriebes die 

 Beleuchtung merklich extrafokal einstellt. Das beleuchtete Sehfeld 

 ist dann bei kleinen Lichtquellen nicht mehr ein Kreis, sondern ein 

 ringförmiges Gebiet. Die Zentralpartie des Sehfeldes erscheint bei 

 dieser extrafokalen Einstellnnu' des Kondensors dunkel , weil die 



