434 Ignatowsky: Beleuchtungsemrichtung f. d. Metallmikroskop. XXV, 4. 



Eine Bei euch tungseinrichtung für das Metall- 

 mikroskop. 



Von 

 W. T. Ignatowsky 



in Gießen. 



Hierzu drei Textabbildungen. 



Bei der Beleuchtung von Metalloberflächen zwecks mikroskopi- 

 scher Beobachtung, resp. mikrophotographischen Aufnahmen stößt 

 man auf gewisse Schwierigkeiten, falls man zu mittleren und starken 

 Vergrößerungen übergeht. Man hat es hier mit einer besonderen 

 Art episkopischer Beleuchtung zu tun. Im Unterschied zu der ge- 

 wöhnlichen makroskopischen Projektion, wo hauptsächlich diffuses Licht 

 in Betracht kommt, müssen wir bei der Beleuchtung von polierten 

 und geätzten Metalloberflächen damit rechnen, daß diese Oberflächen 

 eine ziemlich ausgeprägte Reflexion aufweisen. Infolgedessen hängt 

 die Güte des Bildes in viel höherem Maße vom Winkel ab, unter 

 dem die beleuchtenden Strahlen auf die Metalloberfläche fallen, als 

 bei der gewöhnlichen episkopischen Projektion. Außerdem aber, und 

 dies ist das Wichtigste , wird bei mittleren und starken. Vergröße- 

 rungen das Objektiv so nahe an die Metalloberfläche herangerückt 

 werden müssen, daß. eine Beleuchtung der entsprechenden Stelle der 

 Oberfläche nur durch das Objektiv hindurch geschehen kann. Um 

 die hierbei entstehenden Schwierigkeiten zu erläutern , wenden wir 

 uns zu Figur 1. 



M sei das zu beobachtende Metallstück und das Objektiv. 

 Die von der Lichtquelle kommenden Strahlen gehen in der Pfeil- 

 richtung durch das Prisma P und von dort aus, nach der Reflexion, 

 in das Objektiv 0, um durch dasselbe die betreftende Stelle der 

 Jletalloberfläche zu beleuchten. Das Prisma verdeckt ungefähr nur 

 die Hälfte der hinteren Linse L des Objektivs, die andere Hälfte 

 bleibt frei für die von der beobachteten Stelle reflektierten Strahlen 1). 

 Die erwähnte Schwierigkeit bei dieser Art der Beleuchtung besteht 



