440 Materna: Ein neuer Vakuum -Paraffinofen. XXV, 4. 



Sein Hauptbestandteil ist ein kleiner, auf einem Vierfuß stehen- 

 der, 18 cm hoher, 23 cm breiter und ebenso tiefer Thermostat aus 

 Kupfer, mit Linoleum bekleidet, der einen kurzzylindrischen Binnen- 

 raum von 11 cm Höhe und 14 cm Querschnittsdurchmesser umschließt. 

 Der Mautelraum ist mit destilliertem AVasser gefüllt , welches ich 

 dem oft sauren und dann das Kupfer angreifenden Glj^zerin vor- 

 zielie. Für Thermometer und Therraoregulator sind an beiden hinteren 

 Ecken der oberen Fläche Tubuli angebracht , seitlich befindet sich 

 ein Wasserstandsrohr. 



Die Heizung erfolgt mit einem Mikro-Bunsenbrenner. Es ist 

 vorteilhaft, diesen, um die Flamme vor dem Auslöschen oder Rück- 

 schlagen durch Zug zu bewahren, in ein weites Glasrohr zu stellen 

 und den Boden des Thermostaten zum Verhüten des Durchbrennens 

 mit einer Tafel von Asbestpappe zu unterlegen. 



In dem kurzzylindrischen Inneuhohlraum des Paraffinofens be- 

 findet sich nun ein weiter Exsikkator mit exakt aufgeschliifener, 

 starker, tubulierter Glasplatte. In den Tubulus ist mittels Gummi- 

 stöpsel ein kurzes Glasrohr , mit einem Hahn versehen , eingefügt. 

 Der enge Zwischenraum zwischen dem Exsikkator und der inneren 

 Wand des Thermostaten wird mit geschmolzenem Paraffin ausgefüllt 

 und der Exsikkator mit Kork- oder Asbestpappestreifen festgeklemmt, 

 um ein Schwanken zu verhindern. 



Um die Abkühlung des Luftraumes im Exsikkator möglichst zu 

 vermeiden , ist erstens der Heizmantel auf drei Seiten der oberen 

 Fläche des Thermostaten überhöht und zweitens über der Glasplatte 

 des Exsikkators ein dopi)elteiliger Deckel angebracht, der, mit Knöpfen 

 zum bequemen Ablieben versehen, ebenfalls aus Kupfer gefertigt, 

 außen mit Linoleum belegt, innen mit Filz gefüttert ist. (Auf der 

 einen Abbildung erscheint die eine Deckelhälfte abgehoben und neben 

 dem Apparat liegend.) 



Die Überhöhung des Heizmantels war an der Vorderseite nicht 

 anbringbar, weil die Deckplatte des Exsikkators, wenn sie gut auf- 

 geschliffen ist, sich nicht immer leicht abheben läßt, sondern nach 

 vorne abgezogen werden muß. 



Durch einen Druckschlauch ist der Exsikkator mit einer Mano- 

 raetervorrichtung verbunden, die vom Thermostaten getrennt, auf einem 

 Eichenbrettehen montiert und an der Wand aufgehängt ist. Die 

 Anbringung dieses gebrechlichen Teiles auf dem Exsikkator selbst 

 bildet einen Fehler früherer Konstruktionen. Wie aus der Abbildung 

 ersichtlich, setzt sich der kürzere Schenkel des geschlossenen Queck- 



