444 Materna: Ein lU'iicr ^'ilklllllll-l';ll•afl^n()fen. XX^^ 4. 



1) Nach Öffnung des Hahnes am Exsikkator und an der Ijuft- 

 piunpe bestreicht man den Rand des Exsikkators mit geschmolzenem 

 l'araflin und dreht, während man die Exsikkatorplatte mit einer Hand 

 leicht aufpreßt, den Wasserleitungslialin ad maxiraum auf. 



2) Nach einer lialben Stunde wird zuerst der Glashahn an 

 der Pimipe gesperrt, dann die Wasserleitung abgedreht und endlich 

 der Luftzuführungshahn am Manometerbrett langsam und vorsichtig 

 geötfnet, bis das (Quecksilber den geschlossenen Schenkel des Mano- 

 meters vollkommen erfüllt. 



3) Nacli Herstellung des atmosphärischen Druckes im System, 

 das heißt sobald sich die Exsikkatorplatte leicht abzielien läßt, wird 

 der Halm au der l'umpe kurz geöffnet und wieder geschlossen, so- 

 dann erst der Halm am J^xsikkator und der Luftzuführungshahn 

 gesperrt. 



Es können nun die Paraftinschälchen dem Exsikkator entnommen 

 werden. Da das evakuierte l^arafhn auch bei langsamem Erstarren 

 nicht zur Kristallisation neigt, ist eine rasche Abkühlung nicht er- 

 forderlicli und mau kann die Erstarrung auch in den Abdampfschäl- 

 chen selbst erfolgen lassen , von deren glatter Innenfläche sich der 

 Paraffinklotz, sobald er einmal vollkommen erhärtet ist, meist ohne 

 Schwierigkeit ablösen läßt, vorausgesetzt, daß man das Parafhn bis 

 auf eine schmale Zone um das Präi)arat schiclitenweise abgetragen 

 hat, worauf der Klotz — luimentlicli , wenn der IWxhui der Schale 

 leiclit erwärmt wird — einem geringen Fingerdrucke weicht. 



Während der Evakuierung soll natürlich ein etwa demselben 

 Leitungsrohr angeschlossener Wasserhalm nicht geöffnet werden, um 

 niclit ein brüskes Absinken des Druckes und damit ein l-jusaugen 

 des Wassers in den Aj)]iarat hervorzurufen. 



Die Temperatur im Exsikkator ist möglichst nieder zu halten, 

 um sich des Jlauptvorteiles des Aj)parates nicht zu begeben, der 

 darin besteht . daß die Einwirkung der Hitze und damit ihre unan- 

 genehmen Folgen auf die intimere Gewebsstruktur möglichst beschränkt 

 werden. Eine Temperatur von Gl*" bis 65® im Wasserraum des 

 Thermostaten genügt, um ein Paraliingemisch mit einem Schmelz- 

 |)unkt von etwa 'y^)** im lv\sikkator gerade noch flüssig zu erhalten. 

 Sobald der Deckel des Thermostaten und die Exsikkatorplatte länger 

 als es unbedingt erforderlich ist, abgelioben werden, soll sich ein 

 lläutchcn an der Oberfläche des Paraüins bilden. Natürlich darf 

 »■in solches während der Evakuierung nicht vorlianden sein und ist 

 fventucll mit einem erhitzten Sjiatel /u entfernen. 



