f 



XXV, 4, Scheffer: Über das Arbeiten mit dem Paraboloicl-Kondensor. 447 



Schlittenobjektivwechslern am genauesten erreicht. Man zentriert ein 

 schwächeres System auf die Mitte der Irisblende , und hiernach mit 

 Hilfe eines Strichkreuzes die anderen Objektive. Das Paraboloid 

 wird in eine zentrierbare Kondensorhülse eingeschraubt. Als Objekt 

 wird für die Zentrierung ein mattgeschliffener Objektträger auf den 

 Objekttisch gelegt und auf die übliche Weise mit dem Paraboloid- 

 Kondensor durch einen Öltropfen verbunden. Der Lichtschein auf 

 der Mattscheibe wird nun mit Hilfe der Stellschrauben des zentrier- 

 baren Kondensors in die Mitte des Gesichtsfeldes gebracht. Hiermit 

 ist die richtige Anordnung der Beleuchtung vollendet. Um auf be- 

 queme Weise während der Arbeiten das Kraterbild gut zentrisch zu 

 der Eintrittspupille des Paraboloid -Kondensors zu erhalten, bedient 

 man sich der am Ende der optischen Bank dicht vor dem Mikroskop 

 aufgestellten Irisblende auf Reiter. Dieselbe wird soweit zugezogen, 

 daß gerade die äußersten Ränder des Kraterbildes auf ihr sichtbar 

 sind. Wenn sich dann die Stellung der Kohlenspitzen irgendwie 

 ändert, sieht man sofort das exzentrische Kraterbild auf der Iris- 

 blende. Diese einfache Anordnung hat sich bei den Arbeiten in 

 unserem Laboratorium als zweckmäßig erwiesen. Als Objektive 

 kommen für Arbeiten mit dem Paraboloid-Kondensor der Apochromat 

 3 mm als Trockensystem und der Apochromat 2 mm als Öl-Immersion 

 in Frage. Beide Objektive werden zu diesem Zweck mit Einhänge- 

 blenden versehen, die ihre numerische Apertur in geeigneter Weise 

 verkleinern. Während diese Einhängeblende bei der Öl -Immersion 

 unbedingt nötig ist, kann sie bei dem Apochromaten 3 mm, Trocken- 

 system , unter Umständen wegbleiben , so daß die ganze numerische 

 Apertur vom Werte 0*95 ausgenützt wird. 



Da man mit dem Paraboloid - Kondensor häufig Aufnahmen be- 

 weglicher Objekte, etwa lebender Bakterien macht, bringt man zweck- 

 mäßig am Stirnbrett der Kamera einen Momentverschhiß an. Wir 

 haben einen TnoRNTON-PiCKARD-Verschluß mit gutem Erfolge benutzt. 

 Auf diesen Verschluß wird der Verschlußtrichter für die lichtdichte 

 Verbindung des Mikroskops aufgeschraubt. Die Vergrößerung und 

 die Kameralänge müssen in der üblichen Weise dem Objekt an- 

 gepaßt werden. Man muß aber Rücksicht darauf nehmen, die 

 schwächste Vergrößerung anzuwenden , die für den vorliegenden 

 Zweck noch ausreicht. Da die Plattenempfindlichkeit und die Be- 

 wegungsgeschwindigkeit lebender Objekte , sowie der Glanz der 

 Lichtquelle gegebene Größen sind, muß man besonders bei sehr 

 zarten Objekteinzelheiten die passende Bildhelligkeit durch Ver- 



