448 Scheffer: Über das Arbeiten mit dem Paraboluid-Kondensor. XXV, 4. 



äuderung der Bildverg-rößerung lierstellen, soweit das Objekt das 

 erlaubt. 



Die Herstellung der Präparate muß etwas sorgfältiger geschehen 

 als das im allgemeinen üblich ist. Die Präparate müssen in mög- 

 lichst dünner Schicht, und nicht zu eng beieinander liegend zwischen 

 Objektträger und Deckglas ausgebreitet sein. Das erreicht man am 

 besten, wenn man dünne Deckgläser benutzt, wie sie z. B. zur Her- 

 stellung von Blutpräparaten gebraucht werden. Die Objektträger 

 müssen besonders bei der Verwendung des Trockensystems tadellos 

 sauber sein. Die üblichen , im Pappkästchen aufgehobenen Objekt- 

 träger haben sehr häufig auf ihrer Oberfläche Beschläge, die bei der 

 Beobachtung mit durchfallendem Licht nicht stören. Bei der Be- 

 obachtung und besonders bei der Mikrophotographie mit dem Para- 

 boloid- Kondensor stören auch die kleinsten Oberflächenfehler des 

 Deckglases erheblich. Für diese Zwecke läßt man sich das ganz 

 frisch aus der Hütte bezogene Glas so rasch wie möglich schneiden. 

 Manche Gläser, besonders die für Deckgläser verwendeten Glasarten, 

 beschlagen sehr leicht. Beim Schneiden sollen die Deckgläschen 

 nicht mit den Fingern berührt werden. Sogleich nach dem Schneiden 

 kommen die Gläschen in Alkohol, in dem sie sich unbegrenzt lange 

 beschlagfrei halten. Die Öl-Immersion ist etwas weniger empfind licli 

 für Oberflächenfehler des Deckglases , aber es empfiehlt sich auch 

 hier, nur ganz einwandfreie Deckgläser zu verwenden. Wenn man 

 die Öl-Immersion benutzt, braucht man auf die Dicke der Deckgläser 

 nicht besonders sorgfältig zu achten. Indessen ist die Immersion nicht 

 so reflexfrei wie das mit der Einhängeblende versehene Trocken- 

 system. Ich verweise auf die Angaben des Herrn Dr. Siedentopf 

 in Heft No. 99 dieser Zeitschrift, Seite 281, Absatz 2. ' Das Trocken- 

 system muß besonders bei Aufnahmen mit dem Paraboloid-Kondensor 

 auf das sorgfältigste für die Deckglasdicke mit der Korrektions- 

 fassung korrigiert werden. In dieser Hinsicht ist die Immersion be- 

 quemer in Verbindung mit dem Paraboloid zu gebrauchen , als das 

 Trockensystem, mit letzterem ist jedoch ein etwas höheres Auflösungs- 

 vermögen zu erreichen, wenn mnn es ohne Einhängeblende benutzt. 

 Die Helligkeit des Bildes auf der Mattscheibe hängt außer von 

 anderem auch von der Größe der Objekte ab. Sehr häufig wird es 

 vorkommen, daß größere und kleinere Körper in demselben Präparat 

 vorkommen. Wenn möglich soll man das vermeiden. Bei der Be- 

 lichtung hat man darauf zu achten , daß die Belichtungszeit gerade 

 für die Objekteiuzelheit richtig ist, auf die es ankommt. Größere 



