454 Gebhardt: Aus optischen und niechanischen Werkstätten II. XXV, 4. 



Entlastung der gleichzeitig erheblich verfeinerten Mikroraeterbewegung 

 (Fig. 1), die nicht mehr die ganze Säule, sondern mir noch den 

 Tubus mit seinem Zahntrieb unter Vermittlung einer Schlitteuführuug 

 zu tragen hat, die nach Bergers Vorgange für die großen Stative 

 der meisten kontinentalen^ Werkstätten typisch gewordenen Bau- 

 prinzipien. Die neue Reichert sehe Mikrometerbewegung (Fig. 1) „be- 

 steht aus einer Spindel -S', die mit zwei Triebknöpfen m und in' 



versehen ist und in ein Schneckenrad E eingreift, auf dessen Stirn- 

 Häche eine schraubenförmige Erhebung und Senkung eingefräst ist. 

 Beim Drehen der Triebknöi)fe /r wird <ine Holle und der auf der- 

 selben aufgelagerte Tubus beliebig gehoben oder gesenkt und es 

 wird eine Einstellung erzielt, die sich durch außerordentliche Fein- 

 heit, Exaktheit und Dauerhaftigkeit auszeichnet. Da nur das geringe 



^■) In England und Amerika waren schon viel hinger Stative mit 

 festem Tubustriiger und an der 'l'iihusfiilirung direkt angreifender .Mikro- 

 meterbewegung in Gebrauch. 



