XXV, 4. Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten II. 455 



Gewicht des Tubus und eine schwache Feder nach unten drücken, 

 so ist die Belastung der Mikrometerschraube eine minimale und eine 

 Beschädigung des Deckglases erscheint selbst dann fast ausgeschlossen, 

 wenn es von dem Objekt berührt wird. Alle Berührungsflächen sind 

 aus Stahl und der ganze Mechanismus der Schraube ist geschützt 

 und verdeckt im Oberteil des Mikroskopes eingelagert. Die Grad- 

 teilung am Kopf der Mikrometerschraube ist so gewählt, daß die 

 Verstellung um einen Teilstrich eine Erhebung oder Senkung um 

 O'OOl mm ergibt." — Ich habe bereits in meinem vorjährigen 

 Referat (vgl. diese Zeitschr., a. a. 0.) konstatiert, daß die neuen 

 verfeinerten Mikrometerbewegungen der kontinentalen Stative funk- 

 tionell im wesentlichen zwei Typen repräsentieren, den Zeiss sehen, 

 mit beschränkter Beweglichkeit in ein und derselben Richtung, aber 

 gerade dadurch ohne weiteres für Dickenmessungen zu verwenden, 

 weil die Drehungsrichtung des Kopfes ohne weiteres über Hebung 

 oder Senkung des Tubus Auskunft gibt, und den Leitz sehen, bei 

 dem sich bei unbeschränkter Beweglichkeit in beiden Richtungen 

 seitens des Schraubenkopfes nach einem gewissen endlichen Drehungs- 

 betrag der Effekt auf Hebung oder Senkung des Tubus von selbst 

 umkehrt, wodurch zwar ein absoluter Schutz gegen Überdrehen ge- 

 geben ist, anderseits aber Dickenmessungen mit Hilfe der Mikrometer- 

 bewegung nur nach Feststellung der jeweils einer Drehungsrichtung 

 des Schraubenkopfes entsprechenden Tubusbewegungsrichtung aus- 

 zuführen sind, gleichzeitig genügende P^ntfernung des jeweiligen 

 Tubusstandes von den Endpunkten der Vertikalbeweguug voraus- 

 gesetzt. Die hier vorliegende Mikrometerbewegung gehört nach Figur 

 und Beschreibung also dem zweiten dieser Typen an. — Dem Be- 

 dürfnis nach einer bequemen und sicheren Handhabe beim Transport 

 der Instrumente , durch welche gleichzeitig die beim älteren konti- 

 nentalen Mikroskopstativ mit Prismenführung in der Säule unvermeid- 

 liche irreguläre Beanspruchung des Tubusträgers und der empfind- 

 lichen Mikrometerbewegung ausgeschlossen werden soll , wird bei 

 mehreren der nach altem Typus weitergebauten Instrumente durch 

 Anbringung einer besonderen mit dem Tischträger fest verbundenen 

 Handhabe hinter der Mikrometersäule älterer Konstruktion Rechnung 

 getragen. Auch bei einigen kleineren Mikroskopstativen ist der 

 Tubusträger unter Verlegung der Mikrometerbewegung an sein 

 oberes Ende zu einer fest mit dem Tisch verbundenen Handhabe 

 ausgebildet. Ein gleiches gilt von dem Tubusträger des Demon- 

 strationsmikroskopes nach Istvanffy, ferner von den Stativen ver- 



