458 Gebhardt: Aus optischen iiml mechanischen Werkstätten U. XXV, 4. 



sogar der Anwendung: automatisch mit der Präparatverscbiebung aus- 

 imd einzuschaltender Glüblämpcheu das Wort geredet wird. Für die 

 Betrachtung erst mit schwächerer, dann mit stärkerer Verstärkung 

 werden zwei nacheinander vom Präparat zu passierende Tuben, mit 

 Objektiv und Okular jeder ausgerüstet, in Vorschlag gebracht. Die 

 Firma Reichert, Wien, übernimmt die Ausführung von mikroskopi- 

 schen Ausrüstungen nach den Ausführungen des Verfassers. 



Von neuen Katalogen inländischer Firmen über Mikroskope und 

 mikroskopische Apparate liegt ferner vor ein solcher von Wixkel, 

 Göttingen. Bei dem in den Mikroskopstativen la — e vertretenen 

 Typus mit seitlich an dem (auch hier zu fest mit dem Tisch ver- 

 bundener Handhabe ausgebildeten) Tubusträger angebrachter neuer 

 Mikrometerscbraube macht die Firma I)esonders auf die Stative I d 

 und I e aufmerksam , da sie nahezu alle Vorteile der größeren In- 

 strumente bieten, im Preise aber erheblich niedriger sind. JLs wurde 

 das durch verschiedene Vereinfachungen in Bau und Ausstattung 

 erreicht, ohne daß dadurch die Leistungsfähigkeit der Instrumente 

 irgendwie beeinträchtigt würde. Statt des teureren Mahagonischrankes 

 wird diesen Stativen ein solcher aus poliertem Erlenholze beigegeben. 



Von optischen Neukonstruktionen der Firma wurden bereits im 

 vorjährigen Referat die komplanatischen Okulare, die Mikroluminare. 

 ein Tubus mit eingebautem PoRuoschem Prisma zum Präpariermikro- 

 skop No. I erwähnt. Der vorliegende diesjährige Katalog enthält 

 ferner ein Mikroskop für Metalluntersuchungen iFig. oj. Das Stativ 

 besitzt seitliche oder auf Verlangen gewöhnliche Mikrometerschraube. 

 Um Objekte von in weiten Grenzen beliebiger Dicke untersuchen zu 

 können , ist er in der Höhe verstellbar. Der der Natur der zu 

 untersuchenden Objekte nach häufig entbehrliche Spiegel ist abnehm- 

 bar. Zur Beleuchtung undurchsichtiger 01)jpkte dient ein Vertikal- 

 Illuminator, der sein Licht unter Vermittlung einer mit Irisblende 

 versehenen Beleuchtungslinse von einer Gasglühlichtlampe oder anderen 

 ausreichenden Lichtquelle erhält. Auch bei der in Figur .'5 dar- 

 gestellten WixKELSchen Anordnung empfiehlt es sich, die mit dem 

 Vertikal-IUuminator zu verwendenden Objektive in besonders kurzer 

 Fassung und zur Verwendung ohne Deckglas korrigiert zu beziehen. 

 Bei Verwendung von homogenen Ol -Immersionen ist dies nicht er- 

 forderlich. 



Unter den von der Firma Wixkkl angebotenen Mikroskopobjek- 

 tiven stellen sich in der Reihe der Achromate die Nummern :'>:\. 4 a. 

 .ja, 7a als Systeme von höherer Apertur als die älteren Nummern 



