XXV, 4. Gebhardt: Aus optisclien und mechanischen Werkstätten II. 463 



genau wie bei Ä und B beschaffenen Oberteils versclioben werden, 

 was . den Vergleich entsprechender Bezirke in übereinanderliegenden 

 Spektren erleichtert. Außer der eben erwähnten ist noch eine zweite 

 zu jener senkrechte Millimeterteilung angeordnet, nnd zwar auf der 

 Tischfläche selbst, welche durch ein mit Index versehenes Fenster 



(5. 



des Rahmens abgelesen wird. Beide Teilungen zusammen dienen als 

 Koordinaten für das Wiederauftinden einer Stelle auf der Platte. 

 Auch hier ist im Interesse einer allgemeineren Verwendbarkeit des 

 Instrumentes im Laboratorium die leichte Abnehmbarkeit des Ober- 

 teiles vorgesehen. 



Zwei weitere Modelle von Meßmikroskopen, Modell D und E^ 

 dienen als Kapillaren Meßmikroskope , letzteres auch allgemeineren 

 Zwecken als Ablesemikroskop. Sie dienen dazu, an einem Endquer- 



