305 



Bulletin de r<%cadëniie Impériale 



296 



B hingebogen, flurrlisetzt die Seiteiiwand der, bci 

 zu eiiier Ainpiille aufgel)la.seiien Rolire B durch eine 

 daselbst'angebraclite Offming und ist, daiin am obéra 

 Ende der letztern, wo sic sich zu einer ebenfalls ceii- 

 ti'isclien oben gcschlossonen Kôbro A voii gleichom 

 Durchinesser wie B (der' lange Sclienkel des Heber- 

 barometers) erweitert, mit dieser zusamraengeschiuol- 

 zen/Die Rolire B selbst besitzt etwas unterlialb der 

 Ainpullo oiiie Sclieidewand uiid wenig unter dieser 

 eincii seitliclion Tiibuliis, aiif deii eine eiserne Fassuiig 

 mit aiissorem Sclii-aiibengewinde aufgeldttet ist, so 

 dass seine Offnung diircli die ini Innern belederte 

 Scliranbenkappe S versclilosscn werden kann. 



Anf den Jiussern, cylindriscb abgedrebteii obern 

 'l'Iieil des Kisengefiisses ist die, die Glasrôhren ura- 

 htilleiide aussen' vernickelte Messingrohre aufgesteckt 

 und wird dnrcJi 4seitliclie Sclirauben fest damit ver- 

 bnnden. In ilir wird (las lange Rohr durcli einendnrcli 

 bolirten Kork oberhalb derAnipnlle, sowie durcliseit- 

 liche Koi-kstiicke am obern Ende gestiitzt. Das Mes- 

 singrolir trâgt ara obern Ende dieSuspensionsvorricli- 

 tung und ausserdem ungefalir in seinerMitte vor dem 

 Barometerrohr das Tliermometer, dessen Gefiiss in 

 einer cylindrisclien Messingbiilse steckt und oben durch 

 eine entsprechende an einem Scliieber befestigte Hiilse 

 gelialten wird, so dass es leiclit zu jeder Zeit durch 

 den voi- ihm befindlichen Schlitz in derRohre beraus- 

 genomiiion werden kann, wenn man jene Hiilse nach 

 oben zuriickschiebt. 



Durcligehende Schlitze in der Messingrohre befinden 

 sich zur Ablesung oben und unten voi' den centralen 

 weitern Theileii A und B des Glasrohrsystenis; an 

 ihrem einen Rande ist je die Millinieter-Tlieilung an- 

 gebracht und zur Einstellung auf die Quecksilber- 

 kuppen dient ein die Messingrohre umschliessender 

 innen mit Pergaraent gefiitterter Ring N mit Aus- 

 schnitt und Nonius. Bei den Stationsbarometern mit 

 bloss 8""" weiten Rôhren wird der Ring genau genug 

 nur durch Schiebeu mit derHand eingestellt, und der 

 Nonius gibt dann 0'"."'1 direct an, bei den Barometern 

 1. Classe mit 11 — 12""" weiter Rohre dagegcn be- 

 findet sich obeihalb des Einstell-Ringes nocb ein 

 zweiter, am Rohr festzuklemmender Ring, welcher 

 durch eine Scbi-aubenmutter mit dem erstern verbunden 

 ist und so eine mikrometrische Einstellung des obern 

 Aussclniittrandes auf die Quecksilberkuppe gestattet; 



der Nonius gibt da direct 0'r05 an und lasst 0"':"025 

 schiitzen. 



Soll das Baroraeter aïs eigentliches Conti'oU-Baro- 

 meter dienen, so muss nach den friilier schon darge- 

 legten Principien die Einstellung oben und unten mit 

 deraselben eben erwainiten Ring eifolgen. Da an der 

 Messingrohre ausser einer Langslamelle zur Fiihrung 

 dièses Rings nach aussen nichts vorsteht als die Ver- 

 sclilussschraube 8, so ist zu dem Ende nur dièse zu 

 entfernen (der Tubulus selbst des Rohres B tritt aus 

 der umbiillenden Rohi'c nicht liervor). Man schiebt 

 dann den Ring zuerst nach unten, stellt ihn genau auf 

 den Nullpunkt der Theilung ein und hebt darauf ver- 

 mittelst der ScJiraube G das Quecksilber im Schenkel 

 B bis zur scheinbarenBeriihiung mit dem obern Aus- 

 schnitt-Rand; nun wird der Ring nach oben geschoben, 

 durch langsames Senken von oben nach unten dieselbe 

 scheinbare Beriiiirung mit dem gleichen Ausschnitt- 

 Raiid fiir die Quecksilberkuppe im Schenkel A herge- 

 stellt und der Nonius abgelesen. Ist die Theilung ab- 

 solut richtig, die Rohre genau genug ein gerader Cy- 

 linder, die Torricelli'sche Leere eine hinlânglich voll- 

 kommene, das Quecksilber rein und wiire der Capilla- 

 ritatsfehler als hinlilnglich klein zu veiniachltissigen, 

 so erhielten wir sounmittelbar(selbstverstiindlichnach 

 der iiblichen Réduction auf 0"") den wahren absoluten 

 Barometerstand, so dass sogar ein Vergleich mit einem 

 eigentlicheii Normalbarometer nicht nothwendig 

 ware, und somit, abgesehen von der Genauigkeit der 

 Messung, das Instrument, wie es Herr Fuess gethan 

 bat, in gewissera Sinne selbst als Normalbai-ometer be- 

 zeichnet werden konnto. 



Weini man indessen an den Bedingungen festhiilt, 

 welche icli in meiner Abhandlung «iiber die Bestim- 

 mung des Luftdrucks» -) fiir ein eigentliches Nor- 

 malbarometer ausfiilniicli entwickelt habe und de- 

 nen, wie ich spiiter des Nâhern nachwies^), bis dahin 

 allein das dort beschriebene Normal - Barometer des 

 physikalischen Central-Observatoriums in jeder Rich- 

 tung gcniigte'), so wird man bei nâherm Zusehen 



2) lîepertorium fiir Meteornloyie T. III. .A? 1. Mai 1873. 



.-!) «Uliei' Noiinalliuioiiietci' luiil ilii-p Vprgleichniif;". Diesps Bul- 

 letin T. XXI II, p. SG. Jaiimir 1877. 



i) lui Aiirillieft 1881 (1er Zeitschrift fur InstrumciitcnkuiKle liât 

 Hoir Ilassclbcrg zHin zwcifcu Malc das sogonanntr Nonnalbaro- 

 iiieter der Pulkowaer Stcrinvarte beschriebcn und dabci bpiiierkt, 

 dass zwisclu'u diescra vor 40 Jahrcm coustritirten Instrument und 

 dem ob'erwiihutcii des pbysikalischen Central-Observatoriums kein 



