299 



Bulletin de f/tcad^mie Iiti|)^>rial 



300 



so blcibt (loch immer nocli bei 8 — 12""" wciteii Rôh- 

 ren eiu gewisser Uiiterscliiod der Dépression im offe- 

 nen und im geschlosseneii (Vacuum-) Sclienkel des 

 Baromoters iibrig-, der uach Bolmeiiberger bei 8""" 

 weiter Rôlire nocb ungefiiiir 0"'"'15 betragen soll, ein 

 concieteii Fall aber maiigelndor beziiglicber Unter- 

 sucliungen lialber jedenfalls voi' der Hand als iinlie- 

 kamit und selbst bei 1 2""" weiter Roiiic Knuin als ganz 

 zii vei'nacbliissigend zn bczeiclincn ist. 



Herr Fuess bat zwar, wahrscbeinlieli in der Ab- 

 sicht. gerade diesen Capillaritiltsfelilor zu veningern, 

 aiicli Instrumente mit 11 — 15""' weiten Giasrohren 

 bei unbedeutendcr Vergrosserung des Durclimessers 

 der MessingrOhre (von ;-55""" zu 38""") construirt, l)ei 

 welchon indessen, wie ieli erwartet liatte. dieser Fcldcr 

 nur auf Kosten eines neu auftretenden, unter Umstiin- 

 den sogar gnissern andern FeJilers verbessert vvorden 

 ist. Bei dieser Riilirenweite wird namlicb, wie icb an 

 obigem Instrumente .l\s 149 mit 14""" weiter Robre er- 

 kannte, erstlich die Quecksilberkuppe bereits so flacli, 

 dass die geiiaue Einstellung des Yisir-Ringes auf die- 

 selbe wesentlicli erschwert wird und sodanii ist die 

 Oberflilche des Quecksilbers sclion so beweglich ge- 

 worden, dass der in der obigen Anmerkung fiir Nor- 

 malbarometer besprocliene Feliler wegen Erscliiit- 

 tcrung des Instrumentes bei der Einstellung bereits 

 anfiingt, sicli geltend zu machen. Der mittlerc Feliler 

 einer Barometer-Ablesung erwies sicli bei diesem In- 

 strumente mcrklicb grosser als bei solclien mit 1 1 bis 

 12™". weiten Rohren, namlicb rt 0r'042 statt 

 dt 0"'."'02ri. Man wird daher nach dieser Er- 

 fahrung gut thun, in Zukunft auch hier bei der 

 von mir fiir Barometer 1. Classe oder Con- 

 trollbarometer empfohlenen Rohrenwcite von 

 11 — 12""" stcben zu bleiben, wclclie, wie icb 

 mehrfach nachgewiesen habe, bei im Ûbrigen 

 guter Construction eine Vergleiclisgenauig- 

 keit von rt 0"""02 5 unter Anwendung ein- 

 facher Visir-Ringe gewiilirt. 



Im AUgemeinen ist es ferner dem Vorigen 

 gemJiss geboten , die Angaben dièses Baro- 

 meters selbst dann, wenn es als Barometer 1. 

 Classe construirt ist und in der angegebenen 

 Weise als solcbes benutzt wird, nocli mit dencn 

 eines eigentlichen Normalbarometcrs zu ver- 



gleichen und so seine absolute Correction 

 sicher zu ermitteln. 



Der Vortbeil dieser Construction und Beobaclitungs- 

 weise besteht dann, wie icli scbon in meiner friihcren 

 Abbandlung erwahnte. hauptsiicblicli darin, dass die 

 Ablesnngsart oben und unton eine vollkomraen gjeiche 

 ist, also persdniiclie Ditterenzen ganz ausgescblossen 

 sind, und die einmal bestimmte Correction, abgesejien 

 von der fiir sicb zu controllirenden Aiiwesenlieit von 

 Luft im A'acuum, wirklich als constante zu betracbten 

 ist, welcbe selbst durcli ein Zerlegen des Instrumen- 

 tes bebufs Reinigung oder Neufiillung dder durcli 

 ErscJiiitt.erungen auf einer Reise si(di niclit verilndern 

 kann. 



Bei der Benutzung des Instrumentes als Standbaro- 

 meter ist es unbe(|U('iii mit demselbcn Visir-Ring oben 

 und unten abzidesen und icli Iiabe daher zur A'ermei- 

 dung dessen sclion dem friiiiern Instrumente einen 

 zweiteu Hiilfsvisir-Ring fiir unten beigeben lassen. 

 Herr Fuess bat dièses zweite untere Visir in sehr 

 sinnreicher Weise verbessert. Dasselbe besteht niim- 

 lich, wie die grOssere Fignr zeigt, ans einem im Tnnern 

 des Mcssingrohrs angebrachten, durch einen iiussern 

 Knopf 7v zu verschiebenden und festzuklemmenden 

 Ringe, welcher innerlialb des Schlitzes eine, in die 

 aussere Cyliudertliicho fallende versilberte Flatte mit 

 3 Tlieilstricheii triigt. Diesc Theilstriche sollen so 

 gezogen sein, dass der untere Ringrand mit dem Null- 

 punkt der Tbeiluug in iibnliciier Weise, wie der obère 

 Ausschnittrand des obern Visir-Ringes mit dem Null- 

 punkt seines Nonius, coincidirt, wenn der mittlere 

 Theilstricli mit dem 10. Millimeterstric.li der Riiliren- 

 Theilung genau iibereinstimmt und der ol)ere und un- 

 tere derselben von dem 15. und 5. Millimeterstricli 

 gleicli viel gegen den erstern hiii wie bei einein Nonius 

 abwoichen. Uni zu untersuchen, ob dièse Bedingung 

 erfiillt resp. mit welchem Feliler sic behaftet sei, 

 maclit man eine Einstellung des uiitern Quecksilber- 

 niveaus auf dièses Hiilfsvisir, scbiebt es dann nach 

 Losen der Hchraube A' etwas herauf und stellt jetzt 

 das obère Visir auf die unverilnderte untere Queck- 

 silberkuppe ein, wie dies bei der obern geschieiit. wenn 

 der Barometerstaiid bestimint werden soll. Die Ab- 

 lesung des Nonius gibt dann die gesucbte Correction. 

 Da die Sciiraube K. wie die Fignr zeigt, weit unter- 

 lialb der versilberten und getlieilten Flatte am Hiilfs- 



