30I 



des Science»» de Saint -Pi^tersboiirg:. 



302 



visir- lîiiig sich betiiidot uiul ûber die Rôlire iiach 

 aussen iiiclit vorsteht , so wird die uniiiittelbare Ein- 

 stelluiig des obéra Visir-Riiiges auf die untere Queck- 

 silberkiippe diircli deii erstern in keiiier Weise ge- 

 lieimiit uiul dio Tlieilstriche an jeiiem gestatteii, ilin 

 nach erfolgter Verilicatioii wieder genau in die alte 

 Lage zuriickziibringen. 



Wenn iibrigens , wie wir es als besser crkannt 

 liaben, docli auf aile Fiille einc Vergleichung des In- 

 strumentes mit eineni eigentlichen Normalbaronicter 

 erfolgt, so kann die Bestimraung der absoluten Cor- 

 rectit)n liierbei gleicli auf das richtig eingestellte und 

 tixirte Hiilfsvisir bezogen werden , so dass die obige 

 Vérification danu wegfallen kann oder liochstens noch 

 fiir eine éventuelle Bestimmung des Einflusses der 

 Luft im Vacuo, wozu das Hiilfsvisir unten niclit aus- 

 reicht, auszufiiliren ist. 



"Wie sehr es im AUgemeinen geratlien ist, zur Ver- 

 ineidung grosserer Fehler, vvelche durcli Hitufung der 

 erwabnten verschiedenen kleinen Fehlerqucllen ent- 

 stehen kônnen , die absolute Correction schliesslich 

 docli durcli Vergleicli mit dem Normalbarometer zu 

 bestimraen, zeigen die naclifolgenden bezuglichen Cor- 

 rectionen, welclie so bei 10 Fuess'schen Baroraetern 

 1. Classe mit Bezieliung auf das richtig eingestellte 

 und tixirte Hiilfsvisir im pliysikali,schen Central-Ob- 

 servatorium erhalten worden sind : 



J\?! 45 .1\"! 46 J\ï 99 



— 0,08 ±0,03 



j\s 129 



— 0,1 8 ±0,04 



X» 141 



— 0,30 ±0,02 



— 0,32 ±0,05 



J: 149 



— 0,1 G ±0,04 



X^ 152 



— 0,11 ±0,03 



- 0,08 ± 0,02 



jAi!l32 

 -0,05 ±0,02 



J\^ 150 

 -0,20 ±0,03 



X^ 145 

 — 0,15 ± 0,05. 



Von diescn Instrumenten waren J\° 45 fiir das Ob- 

 servatorium in Taschkent, J\ls 46 fiir die Expédition 

 zurLcna-Miindung, .1145 fiir diejenige nacbNowaja- 

 Semlja, ferner M 99 und 129 fiir dds Observa torium 

 in Helsingfors, endlich J\s 141, 150 und 152 fur das 

 Signal-Oftice in Washington veriticirt worden. Die Ex- 

 trême der Correctionen woichen also uni voile 0"""4 

 von einander ab. 



Uni die Ablesung bei dem neuen Instrument be- 

 quemer, aucli wohl in der Meinung, sie dadurcli iioch 



genauer zu machen, haben einigeBeobachterobenund 

 unten kleine Mikroskope mit P'adenkreuzen zur Ein- 

 stellung auf die Quecksillierkuppen an derselben an- 

 briiigen lasscn. Abgesehen davon, dass eine grossere 

 Genauigkeit als die, welche dem Vorstehendcn gemass 

 ohne Mikroskope mit den blossen Visiren zu erzielen 

 ist, wegen anderer Fehlerquellen bei dieseii Instru- 

 menten, als durchaus illiisorisch crscheint, wirddurch 

 die Aiiwendung der erstern statt der letztern der 

 grosse Vorzug der Unveranderliclikeit unsers Instru- 

 ments gauz in Frage gestellt. Eine kleine Verbiegung 

 des einen oder andei-n Mikroskoptriigers hat namlicli, 

 wie leicht ersichtlich, sofort einen grosseii Fehler im 

 Résultat zurFolge. Dagegen kônnen Fernsichtige ohne 

 irgend welche Beeintriichtigung des zu Gruiide liegeii- 

 den Principes, bei der Einstelluiig eine scliwach ver- 

 grossernde Lupe anwenden. 



.Jedem Barometer ist in seineni Etui ein Schrauben- 

 Bolzen mit halbkugelforuiiger Vertiefung zur Aufhàn- 

 gung des Barometers und eine Schraubc mit Ring und 

 drei Stellschrauben, welche den untersten Theil dos 

 Eisengefâsses umfasst und zur Vertikalstellung und 

 Befestigung des Instrumentes dient, beigegeben. 



Nach jeder Beobaclitung wird zur Verhutuug des 

 Eindringens von Staub die vorher geliiftete Verschluss- 

 scbraube G wieder zugedreht, nachdem man vorher 

 das Quecksilber durcli Zuruckschrauben von G be- 

 trachtlich, 1 bis 2 Centimeter, unter den Visir-Ring 

 im Scheukel B gesenkt hat. Versaumt man dasLetz- 

 tere, so wird die Glasrohre in der Nâhe des fixen Vi- 

 sirs bald schmutzig und die Einstellung dadurch un- 

 geiiau. 



Schliesslich bleibt mir nur iibrig, iiber die Fiillung 

 des Instrumentes mit Quecksilber und seine Zuzammen- 

 setzung einige Bemerkungen zu machen. 



Mit Riicksicht auf die Zusammensetzung des Glas- 

 rohres ans mehrern Theilen kann man nicht darau 

 denkeii, dasselbe in gewôhnlicher Weise unter Aus- 

 kochon des Quecksilbers darin luftfrei zu fiillen. Ira 

 physikalischen Central-Observatorium werden daher 

 nach erfolgter Reinigung die Rohren luftdicht mit dem 

 Weinhold'schen Quecksilber-Reiniger verbunden und 

 nachdem sic unter Auspumpen und F"rwàrmen schaïf 

 getiocknet worden, das Quecksilber direct indieselben 

 hineiii destillirt. Soll das Barometer nicht an Ort und 

 Stelle gleich zusammengesetzt, sondern dies zur Ver- 



