41 



des Sciences de Saint-Pétersbourg. 



42 



then, jedes dieser Eleuieiite fiir sich mit grosserer Ge- 

 iiauigkoit zu ermitteln, als oline dies iiothwendig wiirc. 

 Deiugemiiss werdeii wir 



Àiideruug 



liier fiir die 1""" 

 der Ordin;iten oiitsprecliendeu Variatinneii dcir Hori- 

 zontal- und Vertikal-Iiitensitat niclit 0,001 , son- 

 dern besser: 



dH = dV = 0,0005 mm. mg. 



wiililen, se dass daiin einem Ablesuiigsfehlor dcr Cur- 

 ven-Ordinaten von ±0,1""" fiir sich bloss Feliler von 

 ± 0,00005 mm. mg. in der Bestimmiing der Inteu- 

 sitats-Componentoneutsprechen, dieerst durcli Hiuzu- 

 kommeii anderer Fehlerquelleu , wie besonders der 

 durcli die Teraperatur bedingteu, zu der festgesetzten 

 Grenze ±0,0001 anwachsen. 



Dièse Scalen-Empfindlichkeit fiir die Intensitiits- 

 Apparate erscheint hingUinglicli gross und vermeidet 

 docli beim Magnetograpli ein zu hautiges tjberschrei- 

 ten der Papiergrenze durch die Curven bei grôssereu 

 Storungen. Sie entspriclit aucli naliezu dem Mittel 

 der in unserer Tabelle angegeben Werthe von dH an 

 verschiedeuen Orten, wenn wir von den beiden unge- 

 wolinlich grossen Werthen dieser Constanten inStony- 

 Imrst und Bombay absehen; dagegen miisste zu dem 

 Ende dor Werth vou dV bei don meisten Apparaten 

 etwas verkleinert werden. 



In Betreff der absoluten Werthe der Empfind- 

 lichkeits-Constanteu der magnetischen Variations- 

 Apparate sind wir also zu dem Schluss gelangt, dass 

 sich zurallgemeiuen Aunahme fiir einen Scalcntheil 

 oder eine Ordinaten-Einheit aufgezeichneter Cur- 

 ven gleich 1""" beim Apparat 



fiir Declination : dd =^l' 



fiir Horiz. Intensitat : ôH= 0,0006 \ Gauss's Riniieiten 



fur Yertik. Intens. : OV — 0,000[> f mm.mg. 



empfehlen. 



Nur in den Polar-Regionen wird es gerathen 

 sein, die Empfiiidlichkeit der Intensitiits-Instruiuenti' 

 auf die Hiilfte zu reduciren, also fur 1'"'": 



dH=(W =0,001 



zu machen, um bei der Grosse der Storungen daselbst 

 die Ausschlage der Maguetnadeln nicht zu sehr an- 

 wachsen zu lassen. 



Angesichts des grossen Vortheils fiir die uuuiittel- 

 bare Vergloichbarkeit der aufgezeichueten Curven, die 



ja otienbar ein Hauptzweck der Magnetographen bil- 

 det, sowie auch zur Erzielung einer gleicliformigen 

 Genauigkeit der daraus abzuleitenden Eesultate er- 

 laube ich mir daher zum Schiusse den Vorschlag, es 

 mochten zuniichst aile Observatorien, die Magueto- 

 gralien besitzeu, die Emptindliclikeit der einzelncu In- 

 strunite so reguliren , dass: fiir 1""" Ordiuate der 

 aufgezeichneten Curven uaiiezu sei ; 



M = i:o 



'^^ = t)F = 0,0005 Gauss'sche Einheiten (mm. mg.) 

 oder = 0,0011 Englische Einheiten (Fuss, Grain). 



Bei den Declinatiousinstrumenteu, wo die Construc- 

 tion des Apparatcs — Eutfernung von Spiegel und Cy- 

 linder mit photographischen Papier — allein dièse 

 Empfindlichkeitbedingt und daher nicht so leicht ver- 

 Jindert werden kann , ist gliicklicher Weise die obige 

 Bedingung schon nahezu iiberall erfiillt , — Zikawei 

 und Coimbra werden sich vielleicht zu einem Opfer 

 in dieser Richtung verstehen und ilire grôssereu Ab- 

 weichungen beseitigeu — ; beim Bitihir uud bei der 

 Lloyd'schen Wage aber hillt es nicht schwer, die Em- 

 pfindlichkeit beliebig zu verandern und diirfte daher 

 eine Verstandigung leicht môglich sein''). 



Gauz ebenso wiire es im allgemeinen Interesse, die 

 Einheiten fiir die Abscisscn der Curven, welche die 

 Zeit darstcllen, uoch etwas gleichformiger zu reguli- 

 ren. Bei der Mehrzahl der erwiilmten Magnetogra- 

 phen ist bereits uni dem photographischen Papier sehr 

 iiahe: 



15""" 



1'' = 



und nur in Toronto 

 lichc '''' — ^^"""' 



ist die Abweichung eine betriicht- 

 e (1" = 18"""), so dass im Allgemeinen eine ge- 

 naueres Einhalten der vorstehenden Norm durch un- 

 bedeutende Veriinderung des Cylinder-Durchmessers 

 keiue Schwierigkeit hiltte. 



Fiir die zu begriindenden Observatorien in den 

 Polar-Regionen schlage ich ebenso vor, ohne Un- 

 terschied der Lage iiberall die Emptindlichkeit der 

 Apparate so zu reguliren , dass einem Hcalentheil 

 von l""" entspreche: 



3) Ich kaun (lies im Interesse der Sache wohi um so cher erwar- 

 tcii, als auch Herr Professer W. G. Adams in London, der sich in 

 lier letzten Zeit ebenfalls mit Tlntersuchnngen iiber magnetischo 

 Stiirungen an der Hand der Magnetographen-AMfiîcichMungcii bofasst 

 hat, sicli kiirzlich in einem Briefe an miob iilici- die unglriolii^ Em- 

 ptindlichkeit dor Apparate hekiagte. 



