305 



des Sciences de Sain*- P^tersbouPjs^. 



300 



Spaltc gcgeii den eistern hiii einziisclialten und die 

 Sehaxc in geeigneter Weise beim Prisma zu brechen. 

 Diesc Art des Gebrauchs meiues Instrumentes als 

 analysirendes Pliotometer ist indessen solir nnbequem. 

 da sio eine Zerlegong desselben mit besonderer Auf- 

 stelliing einzchier Thcile erlieischt. 



Seitber sind von verschiedenen Forschern eigent- 

 licbe Spectropliotometer construirt worden, von wel- 

 clien dasjenige von Glan^) und insbesondere das von 

 Trannin*^) nabe auf denselben Principien wie niein 

 Photometer basirt sind. Docb sclieint mir unter den 

 bekannt gewordenon Instrumenten dieser Art keines 

 die Grenze der raogliclien Leistungsfàhigkeit fiir den 

 Fall zu erreichen, wo wir es mit dem Vergleich von 

 Licbtquellen mit continuirlichen Spectren zu tliun 

 baben. Angeregt durcb die beziiglichen Verliandlun- 

 gen im Scboosse der dritten Commission (Bestimmung 

 einer Licbteinbeit) der internationalen electrisclien 

 Conferenz, die ira October 1882 zu Paris tagte, habe 

 ich daber gesucbt, in einfacberer Weise als oben an- 

 gegeben mein Pliotometer aucb in ein analysirendes 

 zu verwandehi und damit ein Spectrophotometer von 

 grosscrer Leistungsfabigkeit herzustellen. Inwiefern 

 voir dies gelungen ist, wird die nachfolgende Bescbrei- 

 buug zeigen. 



Die verbaltnissmilssig einfaclie Umwandlung meiues 

 Pbotometers in ein Spectropbotometer liabe ich an 

 einer modificirten Form des erstern vorgenommen, 

 welcbe ich im Jabre 1876 von den Herrn Hermann 

 und Pfister, Meclianiker in Bern, ausfiihren liess. 

 Es diirfte nicht blos wegen des leicl)tcrn Ubergangs 

 zum letztern, sondern auch deshalb am Platze sein, 

 hier zuerst jene nocli nicbt publicirte Form des Pboto- 

 meters zu beschreiben, weil dasselbe in dieser Gestalt 

 bereits Eingang in verscbiedene pbysikalisclie lustitute 

 gewonnen bat. An der Hand der beistehenden zwei 

 Figureu erinnere ich kurz an das dem Instrument zu 

 Grunde liegende Princip. 



Fig. 1 zeigt die Anordnung des Instruments als 

 Photometer. Es sei ABC eine Flache, welche auf 

 der einen Hillfte AB von der einen Lichtquelle der 

 Intensitiit .P und auf der andern B G von der zweiten 

 Liclitquelle der Intensitiit J{ beobacbtet wurde. Zwei 

 Strahlenbiindel von der einen und andern Ilalfte der 



Fie. 2. 



.")) Wiftdemann's Annalrii Bel. I, S. 351. 1877. 

 U) .Timrnal de Physinue t. V. ]). 297. 1870. 



erleucbteten Flaclie ans der Nahe der Trcnnungslinie 

 B geben zuuacbst durcb einen Polarisator FI' und 

 fallen dann senkreclit auf die vordere natiirliche Be- 

 grenzungsfliiclie RB. des Kalkspath - Pthomboeders 

 RRB}R\ Beim Austritt ans diesem Riiomboeder wer- 

 den im Ilaumc a^ die gewolmlicb gebrochenen. paral- 

 lel zum Hauptscbiiitt des letztern polarisirten Strali- 

 len von AB resp. J" her mit den ungewobnUcb gebro- 

 chenen, senkrecht zum Hauptschnitt des Rliomboeders 

 polarisirten von BC resp. J,- lier zusammenfallen. 

 Dies vereinigte Strahlenbiindel durchsetzt schliesslich, 

 ehe es zum Auge des Beobachters gelangt, das aus 

 der farbengebenden Krystallplatte KK und dem Po- 

 larisator iVA'"bestehende Polariscop. Die Interferenz- 

 farbeii im letztern verschwinden, wenn das vereinigte 

 Strablenbundel a^ gleicbe Quantitaten senkrecht zu 

 einander polarisirten Lichtes enthalt ; dies ist aber 

 der Fall, wenn mau bat: 



