309 



des Sciences de Saint -Pétersbonrs:. 



400 



ter abzulcsen, oliue dass cr sich von seinem Platze zu 

 erheben brauclit. 



Inncro, ctwas wcuigei- als lialbkreisforniigo Ansittze 

 an don Saulen 1 mid 2 sind als Lagcr fiir das in dop- 

 pcltcr Metalltassung- stcckcnde Kalkspatli-Rbombocder 

 R bestinimt. In der innern Rohre ist das Rliomboedcr 

 mit Korkcn und cincm Waclisguss unverandcrlicb so 

 bcfestigt, dass seine beidcn polirten Endfltlclien nahe 

 senkrcciit zur Robrenaxe sind und mit diescr Rôbre 

 ist dann das Rbomboedcr in der âussern Fassung 

 durcli seitliclie, in derZeicLnung sichtbare Schrauben 

 jiistii'bar eingesetzt. Zwei Deckel mit passender cen- 

 tialcr Oolthung, von wclchen der eine fest, der andere 

 drclibar und durcb zwei vorragende Schrauben klemm- 

 bar angebracht ist, dienen als Schutz fur die Kalk- 

 spatlifliicben und lialten seitliches Liclil davon ab. Dm 

 das Rbomboeder-Gebause ist cndlicli noch eine Art 

 Zaun zz gelegt, vermittelst dessen und der Schraubc s 

 dasselbe auf seinem Lager festgehalten wird. 



In ganz gleichei' Weise ist das zweite Rliomboeder 

 By gefasst und auf Lagern an der Innenseite der Stan- 

 der 3 und 4 befestigt, Beim Gebraucli des Instru- 

 mentes als Photometer wird statt desselben eine leere, 

 entsprccliend geformte Trommel eingelegt. 



Der Stiinder 4 cndlich triigt ausserdeni noch eine 

 Messingruhre M, in welche die Rohre E (sielie die 

 Nebenfigur) des Prisnienapparats JJeinzuschieben und 

 durcli m festzuklemmen ist. Die innere Einrichtung 

 des letztern ist aus der Nebenfigur leiclit ersichtlich. 

 Eine Abschluss-Platte der Rohre E besitzt eine runde 

 centrale Otfnung, welche besonders fiir den Gebrauch 

 des Instruments als Polariraeter durch zwei Schieber 

 rs und C7j beliebig begrenzt werden kann. Darauf fol- 

 gen in dem wiirfelformigen Kasten G zwei auf einem 

 Stulil befcstigte rechtwinkliclite Glasprismen, die mit 

 ihren einen Kanten vis-à-vis der Axe der Rohre E zu- 

 sammenstossen. In die seitlichen Rôhren-Ansatze diè- 

 ses Kastens sind diejenigen von zwei andern dreiecki- 

 gen Kasten FF eingeschoben, die ebenfalls rechtwink- 

 lichte, durch Schrauben justirbare Glasprismen ent- 

 halten. Die Offnungen a, ^ und y (wo ^ nach eventu- 

 eller Entfernung des einen oder andern Prismas im 

 Stulil benutzt wird) sind durch Deckel verschliessbar. 



Dièse von der friihern abweichende Construction 

 des Photometers gestattet eine viel leichtere Zerlegung 

 und Justirbarkeit der einzelnen Thcilc desselben und 



cbenso eine bcqucme Umwaudlung in das Polarimeter 

 sowie in ein Spectrophotometer. Die IIau])tfigur auf 

 der beiliegenden Tafel weist borcits die zum Gebrauch 

 des Instruments als Spectrophotometer nothwendigen 

 Zuthaten auf. Wie man sieht ist das Polariscop N 

 mit seinem Ansatz n niclit direct in die, am Stândcr 1 

 befestigte Rohre bis zum Anschlag n^ eingeschoben, 

 sondern zuniichst in ein Zwischenstiick 7), welches sei- 

 nerscits wieder in eingeschoben ist. Dièses Zwi- 

 schenstiick B besteht aus zwei durcli ein Charnier bei 

 e verbundenen Theilen, von welchen der fixe, im Rohr 

 steckende ein 5 fâches Amici'sches Prisma von 

 Steinheil in Miinchen — brechende Kante der Pris- 

 men horizontal — enthalt, wahrend der, uin eine 

 horizontale Axe dagegen vermittelst der Mikroineter- 

 schraube p verstellbarc zweite Theil zur Aufnahme 

 des Polariscops dient, so dass eben dièses auf die ver- 

 schiedenen Tlieile des aus jenem Prisma — à vision 

 directe — austretenden Spectrums central eingestellt 

 werden kann. Uni hicrbei ein hinlanglicli reines Spec- 

 trum zu erhalten, ist zuniichst noch hintcr den Scliie- 

 bcrn CTo-j des Prismenkastens ein zweiter, leicht zu 

 entfernender Schieber mit horizontaler Spectral -Spal te 

 eingesetzt, dessen Spaltweite durch die Schraube t re- 

 gulirt resp. mikrometrisch gemessen wci'den kann und 

 sodann ist beim Stiinder 3 eine achromatische Linse 

 von 110"™ Brennweite — Abstand von der Spectral- 

 spalte — in seine centrale Offnung eingeschraubt"). 

 Denken wir uns fiir einen Moment das Kalkspath- 

 Rhombocder R entfonit, so wird man im Polariscop- 

 fernrohr zwei nebeneinanderliegende, in einer Verti- 

 kalen sich beriihrende Spectren der beiden Licht- 

 quellen erblickcn, da die eine Iliilfte der Spectral- 

 Spalte von der einen und die andere von der andern 

 Lichtquelle belcuchtet wird. Auf diesen Spectren wer- 

 den sich die Interferenz-Fransen der Savart'schen 

 Doppelplatte als horizontale schwarze Querlinien pro- 



9) Zur Rûckverwandluiig iii Jas gcwolmlkhe Pliotometer istaiso 

 oiiifach die Linse bei 3 abziischraubcn, das Stiick mit der Spoctral- 

 si)alte zu cntfernen uud durch eineu Schieber mit runder centraler 

 Offnung zu ersetzen sowie cndlich das Stiick D beim Pohiriscop 

 wpgzunehmcn und Ictzteres direct in die Rôhre O einzuschieben. 

 — Man ersieht bicraus, dass zu jedem fertigen Photometer die zu 

 seinem Gebrauch als Spectrophotometer nijthigen Thcile leicht be- 

 sonders angcfertigt und eingesetzt werden kônnen. Herr Mechani- 

 kus Pfister in Bern (Nachfolger von Hermann und Pfister da- 

 solbst) hat rair zu meineni Instrument die fraglichen Theile zum 

 Prois vou 120 Fr. nachgeliefert. 



