401 



Bulletin dc> r/tcadéinie ■inpëriale 



402 



jiciren und bei Eiusctziing dos rihoniboedcrs jcwcileii 

 im centraleii Tlicil des Gcsiclitsfddes — resp. deni 

 Raiim a [3, wo jotzt die gewolinlicli und ungewOliidicli 

 gebroclicncn Stralilon der boiderlei Liclitqiiellou zu- 

 saiiiiuenkoimucii — vcrschwiiulcii, wenu fiir die be- 

 treffende Farbe diircli Drchuiig des Polarisaturs die 

 Intcusitatsglciclilicit dieser scukrecht zii einaiider po- 

 larisirteu Stralilcn erzielt ist. Dabci kann audi die 

 Farbe, fiir welclie die Vergleiclnmg jeweileii statt- 

 gcfiiiideu bat, geuaii definirt werden, indem inan bbjss 

 die Stelluiigeii des Mikrometcrs p miter Hiiirichten 

 des Instruments nacb der Sonne ein fiir aile Maie er- 

 niittelt, welclie dem Einstelien der optisclien Axe des 

 Pulai-iscopfernrolirs auf die vcrscliiedenen Frauen- 

 liofcr'schen Linien entspreclien. 



Das Intensitiits-Verhâltuiss der bcideii Lichtquellen 

 fiir die fragliche Farbe ist dann ans dem beobacliteten 

 Winkel v ebenfalls nach der Formel 1 , zu bereclin(7ii, 

 wobci nur im Ausdruck 2, fiir die Constante G 

 jeweilcii fiir a und c die der betreffenden Farbe ent- 

 sprechendcn reciproken Brecliungsverlialtnisse cinzu- 

 fiiliren sind. 



Bei der natiirliclien Bruclidaclie des Kalkspatlis, 

 wie wir sie hier benutzen, ist aber: 



V = 44° 34' 38", 



und nach Rudberg's Bestimmungen ani Kalkspath '") 

 ergeben sicli folgendc Wertlie von a, r und somit auch 

 von C fiir die Fraueiihofer'scheii Linien : 



Liiiie 



B 

 D 

 E 

 F 

 G 



0,00493 

 0,f)0295 

 0,60111 

 0,59951 

 0,59GG0 



0,67389 

 0,6727!l 

 0,67174 

 0,67080 

 0,66911 



C 



1,0251 

 1,025(; 

 1,0261 

 1,0266 

 1,0274 



Mail sielit schoii aus der geringen Variation der 

 Werthe von C fiir deii grôssteii ïheil des Spectrums, 

 dass es sicli niclit lolint, die Constante G mit den seit 

 nieiner ersten Berechnung neu und wolil aucli sicberer 

 bestimmten Wertlien der Biecliuiigiiidices der ordi- 

 naren und extraordinilren Strahlen durch Mascart") 



und durch van der Willigen '") nochmals zu berech- 

 nen. Die Dift'eicnzeu von Itudberg's Bestimmungen 

 und deiien der letzteni Forscher erreiclien im Maxi- 

 mum eine Einheit in der 4. Décimale. 



Es gibt nocli cine zweite Benutzuiigsweise unsers 

 so abgeanderten Apparats zu spectrophotometrisclien 

 Messungen, welche bei schwachen oder discoiitinuirli- 

 clicii resp. durch Absorption stark moditicirten Spec- 

 tren mit Vortlieil angewendct wcrdcii kann. Man er- 

 setzt in diesem Fall den Schieber Links (<j,) beim Pris- 

 inen- Apparat durch cincn solchen, der in der Entfer- 

 uung ap resp. 00 (Fig. 1 und 2 obon) von seiiiem 

 Bande einen gleicli breitcn LiingsschHtz besitzt, und 

 schiebt ihn mit seinem llande bis B (Fig. 1) i. e. bis 

 zur Axe des Apparats vor. Alsdann werden wir beim 

 Austritt aus dem Rlioraboeder von J" und J{' lier 

 nicht mehr zwei ubcreinanderfallende gcwohnlicli und 

 ungewohnlich gebrochene, sondern zwei einander in § 

 beriihronde getrennte Strahlenbundcl dieser Art erhal- 

 ten, deren Intensitatsverhilltniss ganz in der bisheri- 

 gen Weise durch Drelien des Polarisators vcriindert 

 werden kann. Ersetzt man dann auch das Polariscop- 

 fernrohr durch ein gewohnliches ohuc Savart'sche 

 Platte und ohne Nicol (oder entfernt dièse respective), 

 so sieht man zwei einander tangirende den Lichtquel- 

 len J' und j;' angehorige Spectren. Hat man wiedcr 

 an irgend einer Stelle, jetzt nach blosser Schittzung 

 mit dem Auge, die Intensitatsgleichheit der benach- 

 barteii Theile durch Drehen des Polarisators PP er- 

 zielt, so ist das gesuchte Intensitâtsverhaltuiss nach 

 derselben Formel 1., aus dem gemcssenen Winkel v 

 abzuleiten. 



Fiir diesen letztein Gebrauch des Instrumentes so- 

 wie denjenigen als Polarimeter ist ferner noch auf 

 einen Umstand besonders aufmerksam zu machen. Die 

 Figur 1 . oben zeigt, dass beim Gebrauch als Photo- 

 meter das Polariscopfernrohr nicht centrisch, sondern 

 um die lialbe Breite a ^ excentrisch nach A hin anzu- 

 bringen ist, wenii die Trennungsliuic B i. e. die Bc- 

 riihrungskaiite der bciden Prismen in G, wie ange- 

 iiommen, centrisch zur Axe des ganzen Apparats ein- 

 gerichtet ist. Fiir das Polarimeter behiilt das Polari- 

 scoi) dicsclbe Lage bei, wenn, wie dies in Fig. 2 vor- 



10) Pogg. Auu. Bd. U, s. 45. 



11) Annales scientit'. de l'ùcole norinak' 

 237. 



supérieure ii l'aris. T I, 



12) Archives du Musée Tcylcr. Vol. 11, p. 181. (1869) et Vol. 111. 

 p. 5y. (1870). 



