11».) 



des Sciences de Saint -Pt'tersbourg. 



ISO 



rùhreii, jcde genaue Beobaclitung unmôglich niaclien. 

 Ich liabe daher ein neues Instrument der Art con- 

 struirt, welches icli (')lanenioineter neniie, und wel- 

 ches niir betViedigende UeMiltatc geliefert liât. Seine 

 Construktion wird durch die beistehenden Abbildnn- 

 gen (Fig. 1, 2, 3) doutlicli geniacht, wo I. oinen ver- 

 tikalen Langssclmitt, 2. einen vertikalen Querscimitt 

 und 3. einen hoiizontalen Schnitt darstellt. Der Maass- 

 stab ist '^i der natûrliclien Grosse. In alien 3 Fignren 

 entsprechen gleiche Buchstaben gleichcn Tiieilen. 



Um die stahlerne Axe CC' dreht sich der Apparat 

 AEDB; er besteht aus 2 quadratischen Messing- 

 platten A und B, von denen A genau 2 Zoll, B aber 

 1 Zoll Seite enthalt. Dièse Platten sind niittelst der 

 Stiele E und D an eine Messinghiilse befestigt, welche 

 aaf die Axe CC^ geschoben und dort festgeschraubt 

 ist. In der Mitte der oberen Seite der Platte A be- 



tindet sicli ein teiner Zeigcr N, welchcr auf dem ge- 

 thcilten Gradbogen FG den Winkel a, um welchen 

 die l'hitte .-1 aus ihror senkrechten Lage abgelenkt 

 ist, angieht. Die Stahlaxe ist an den Enden zuge- 

 spitzt. und dreht sich um dièse Spitze in den koni- 

 schen l.agern zweier Schraiilien 31 und 31 , welche in 

 den oberen Knden der verîikalon Arme des Messing- 

 bûgels LJL angebracht sind; der Bilgel seinerseits 

 wird an die senkrechten Wande des Blechgefâsses 

 GG' KK' (1) angeschraubt. Durch die Schrauben 31 

 und 31' kônnen die Spitzen der Axe in ihren La- 

 geru so eingestellt werden, dass beim Drehen der 

 Axe die Keibung ein Minimum wird. Das Geftlss 

 GG' KK' wird mit Bauniol gefùllt bis zu solcher Hohe 

 aa\ dass die halbe Axe, so wie der untere Theil des 

 drehbaren Apparats sich im 01 befindct. Die Dicke 

 der Platte B mit ihrem Stiel D und der unten befind- 

 lichen Schraubenspindel P ist so abgeglichen, dass, 

 wenn sie im 01 eingetaucht ist, der Scliwerpunkt des 

 drehbaren Apparates in die Axe CC' fallt, was sich 

 dadurch kund giebt, dass derselbe sowohl in senk- 

 rechter als auch in jeder andern geneigten Lage 

 in Ruhe bleibt. An der Schraubenspindel F konnen 

 nun verschiedene cylindrische Gewichte H ange- 

 schraubt werden, welche sammtlich dieselbe Hohe, 

 aber verschiedene Durchmesser haben; beim An- 

 schrauben derselben nimmt der drehbare Apparat 

 seine bestimmte senkrechte Richtung an. 



An derjenigen Seite des Blechgefâsses, von wel- 

 cher aus man die Theilung des Gradbogens sieht, ist 

 eine senlvrechte Glasrohre befestigt, in welches ein 

 kleiuer Drathpendel hiingt , dessen Einspielen auf 

 einen unten verzeichncten Punkt, welches man durch 

 die drei Fussschrauben des Gefasses erreichen kann, 

 zusammenfâllt mit dem Einspielen des Zeigers iVauf 

 der Theilung, sobald die umgebende Luft vollig 

 ruhig ist. Dièses Rohrchen mit dem Pendel ist auf 

 der Zeichnung weggelassen worden. Das mit Ol ge- 

 fiillte Blechgefâss wird durch einen Deckel GG zu- 

 gedeckt , an welchem nur ein schmalcr Ausschnitt 

 angebracht ist, in welchem der Stiel E sich frei hin 

 und her bewegen kann; auf dièse Weise wirkt also 

 die stromende Luft gar nicht auf die Oberflache des 

 Ois, sondern nur auf die aus dem Deckel hervorra- 

 genden Tlieile des Apparats. 



Der Gebrauch des Instruments ist der folgende. 

 Nachdem das Gewicht // an die Schraubenspindel bis 

 zum festen Anliegen an B angeschraubt worden, bringt 

 man das Instrument in die Ventilationsrohre, in wel- 

 cher die Geschwindigkeit der Luft gemessen werden 



