1S9 



des Sciences de Saiiif - Pt'tersbourg. 



190 



Aus der Tabelle ersieht maii, dass man mit diesein 

 Instrumente die Geschwindigkeit vou 0,'J bis 1ÛG,3 

 Fuss beobachten Icann ; nur werden iiber 45"^ hinaus die 



maassen von der Auwendbarkeit des Olanemometers. 

 Es ist aus anderweitigen Versuchen bekannt, dass der 

 Lluvd'sche Ventilator die Luft mit einer Geschwin- 



Bestimmungen weiiiger genau, da eiue Veriuiderung | digkeit forttrfibt , welche der Anzahl der Umdreliun- 



der Ablenkung von 59^ — 60'" bei dem grossten Ge- 

 wicht einer Zunahme der Geschwindigkeit von 3,5 

 entspricht. Nun kann man die Ablesung nicht wolil 

 uber '/^^ treiben, also wiirde fur eine Geschwindigkeit 

 von 106,3 Fuss ein Fehler von 1,75 zulassig sein, 

 d. h. uber 1,6%. 



Ich habe bis jetzt die Richtigkeit der Angaben des 

 Olanemometers auf 3 Arten prufen konnen: 



1) Bei geriugen Geschwindigkeiten dadurch, dass 

 ich das Olanemometer und ein Combes'sches in die- 

 selbe Ventilationsrôhre setzte, wo dann beide zu- 

 gleich beobaclitet wurden. So fand ich folgende Ver- 



irHi 



2) Wo die Geschwindigkeiten zu gross waren, als 

 dass ich sie unniittelbar am Combes'schen Instrument 

 beobachten kounte, setzte icli das Olanemometer in 

 eine Hauptrôhre, aus der die Luft in 2 oder zuwei- 

 len 3 eben solche neben einander liegende Rohren 



stromte, etwa wie in beistehender Figur; 



in jeder der letzteren Rohren stand ein 

 \\\ III Combes'sches Anemometer. Es musste im 



Fali zweier Rohren die Geschwindigkeit 

 halb so gross sein, als in der Hauptrôhre, im Fall 

 von 3 Rohren aber 3 mal geringer, so dass hier die 

 Geschwindigkeiten durch die Combes'schen Instru- 

 mente gemessen werden konnten; ich erhielt: 



Olanemom. Anemom. Combes. 



21,5 21,8 



22,2 22,6 



Als ich bei 3facher Vertheilung sowohl in der 

 Hauptrôhre, als in den Nebenrôhreu Olanemometer 

 stellte, beobachtete ich in der 



r, ^ ... in den Nebenrôhren 



Hauptrôhre ^usammen. 



55,2 53,8 



3) Endlich uberzeugte ich mich noch folgender- 



çeu desselben in der Minute proportional ist. Aïs ich 

 nun dièses Gesetz mit einem solchen Ventilator priifte, 

 und die Geschwindigkeiten der Luft mittelst eines 

 Olaiienionieters niaass, erhielt ich fulgunde Resultate, 

 wobei das Gewicht q. augewendet wurde: 



Anzahl der 

 Umdreh. 

 d. Veutil. 



498 



671 



857 



1081 



1350 



Beobachtete 

 Geschwind. 



Bercchnete 

 Geschwind. 



DiU'ereuz. 



22,2 

 31,2 

 40,8 

 50,3 

 62,4 



23,1 

 31,2 

 39,8 

 50,2 

 62,7 



— 0,9 

 0,0 



-+- 1,0 

 -t- 0,1 



— 0,3 



Die berechneten Werthe wurden nacli der Formel 

 u -■= xn berechnet, wo u die Geschwindigkeit der Luft 

 in englischen Fussen, n die Anzahl der Umdrehun- 

 gen des Ventilators in der Minute, und x einen zu 

 bestimmenden Coefticienten bedeutet; ich bestimmte 

 ilnj aus den Beobachtungen nach der ]\lethode der 

 kleinsten Quadrate, und berechnete dann die Werthe 

 der 3ten Columne. Die in der 4ten Columue enthal- 

 tenen Differenzen geben eine so gute tjbereinstim- 

 mung, dass, wenn man die Proportionalitat der Ge- 

 schwindigkeiten und der Anzahl der Umdrehungen 

 zugiebt, damit auch die Brauchbarkeit des Olanemo- 

 meters wenigstens bis 42° Ablenkung erwiesen ist. 

 Als die Anzahl der Umdrehungen bis auf 1350 ge- 

 bracht wurde, erhielt ich eine Ablenkung von 47? 

 welche einer Geschwindigkeit von 71, '5 entspricht, 

 wiihrend die oben gebrauchte Formel hier nur 66, G 

 Fuss giebt; der Fehler ware also hier 4,9', woraus 

 sich zu ergeben scheiut, dass das Anemometer nur 

 bis etwa 45° Ablenkung zuverlassige Resultate giebt. 



Ich muss noch eines Umstandes erwillmen, welcher 

 den Gebrauch des Olanemometers mehr begiinstigt, 

 als ich selbst erwartete. Das Instrument bat einen 

 gegen die von mir angewendete Ventilationsrôhre 

 nicht zu vernachlâssigenden Querschnitt, und man 

 sollte erwarten, dass durch die dadurch hervorge- 

 brachte Verengung des Querschnitts der Rôhre die 

 Geschwindigkeit der strômenden Luft grôsser sein 

 musste, als in den ubrigen Theilen der Rôhre, und also 



