569 



des Sciences de Saint -IVtersbniirg:. 



.570 



den Frulijalir die erwartete Bestiitigung zu gestat- 

 ten. Aucli au melirere andere astronomische Collegen, 

 die iiber kraftige Refractore disponireii, liabe ich Auf- 

 forderungen zum Nachsehen gericlitct, indessen diirf- 

 ten bei Objectiven von 9 und 10 Zoll die Aussichteii, 

 den Begleiter scharf zu sehn, nacb den hicsigen Er- 

 fahrungen nur unter ganz ausnobmend gUnstigen at- 

 mosphiirischon Bedingungen geboten sein. Vermutii- 

 lich wird also wohl die Entscheidung dom nilcbsten 

 Winter vorbebalten bleiben. Môge die gegenwiirtige 

 Mittbeilung dazu dienen , die Aufmcrlisamkeit dcr 

 Astrouomeu in weiteren Kreisen auf den priisumtiven 

 Begleiter zu ricbten, dessen Daseiu an dem angegebe- 

 nen Orte einen neuen glanzenden Beweis fiir die aus- 

 gezeichnete Scbarfe der von Auwers durchgefiibrten 

 Untersucbungen liefern wiirde. 



P. E. Neumann's Méthode zur Vermeidung des 

 von Biegungen herrùlirenden Fehlers bei auf 

 der Stab - Oberflàehe getheilten Striclimaas- 

 sen. Mitgetheilt von H. Wild. (Lu le 15 mai 



1873). 



Kater ') bat zuerst auf den uicbt unerbeblicben 

 Febler aufracrksam geraacbt, welcber bei Strichmaass- 

 vergleicbungen aus der Veranderung des Abstandes 

 zweier Striche auf der Oberflacbe eines nicbt sebr 

 diinnnen Stabes dureb kleinc Biegungen desselben 

 entstehcn kann. Dass bei Endmaasseu, wo die festzu- 

 setzenden Lange unmittelbar durch die Lange der Mit- 

 tel-Linie des Stabes gegeben ist, dieser Fehier weg- 

 fàllt, weil die Mittelflacbe des Stabes im Gegensatze 

 zu den Oberflâchen bei Kriimmungen desselben weder 

 dilatirt noch comprimirt wird, bat wesentlich dazu bei- 

 getragen, dass Bessel^) und Andere den Endmaassen 

 vor den Striebmaassen den Vorzug gaben. 



In England, wo man aus guten Griindcn an der 

 Strichmaass-Form fur die Prototype festbielt, bat man 

 sich seit Kater beniiiht, dieseu Fehier derselben zu 



1) Captain H. Kater, Account of the construction and adjastmeut 

 of the new standards of weights and mesures of the l'uited King- 

 dom of Great Britain and Ireland. Philos. Transactions lor 1826. 

 Part II. p. 44 — 46. —, On the Error in Standards of Linear Mea- 

 sure, arising from the thickness of the bar on which they are traced. 

 Philos. Transact for 1830. p. 359 — 381. 



^ F. W. Bcsscl. Darstellung der Untersucbungen und Maassrc- 

 geln, welcbe durcb die Einheit des prcussischen Lângenmaasses ver- 

 anlasst worden sind. Berlin 1839. S. 9. 



eliminiren, allein weder der Vorscblag des letzteren^), 

 an den Eiulen des Stabes das Metall zur Hiilfte derDicke 

 wegzuarbeiten undaufdcn so gewonnenon Stucken der 

 Mittelflacbe desselben die Striche zu ziohen, noch die 

 spilter von Sheepshanks *)bei den neuen englischen 

 Urmaasscn befoigte Méthode, die Striche auf dem 

 Grundo vun LOchern zu zichen, welcbe an den be- 

 trelTenden Stellen des Stabes bis zu sciuer Mitte her- 

 unter gebohrt sind, konnte allgemein befriedigen. 

 Es cntstand nicht bloss das Bedenkeu, dass die Lage 

 der neutralen Mittelflacbe eines Stabes durch dièse 

 Storungen des gleichforniigcn Querschnittes desselben 

 an einzelnen Stellen seiner Liinge veriindert werde, 

 sondera es war auch von vorne herein klar, dass diè- 

 ses Auskunftsniittel bei, der ganzen Liinge nach zu 

 theileuden Stiiben nicht anwendbar soi. Auch die von 

 Bessel ^) angegebene Méthode zu Bcseitigung dieser 

 Fehlerquelle, die nanilich, den Stab an zwei solchen, 

 theoretisch zu bestimmenden Punktcn, zu unterstiizen, 

 dass das auf seiner Oberflilche vcrzeichnete ]\Laass 

 dieselbe Liinge habe, wic wenn der Stab auf allen 

 Punkten auf einer Ebene aufruhte, konnte, da fiir jene 

 Berechnung meistens sichere Datcn feblcn, nicht ge- 

 niigen. 



Dièse Frage trat aufs Neue in den Vordergrund, 

 als es sicli bei den Versammlungen der internationalen 

 Meter-Commission zu Paris in den Jahren 1870 und 

 1872 darumbandeltc, an die Slelle des bisherigen Pla- 

 tina-î\Icters der Arcliive, das ein Endmaas repriisentirt, 

 zeitgemilssere metrische Liingenprototype und vor Al- 

 leni auch ein Strichmaass-Meter zu setzen. In An- 

 betracht der erortertcn Schwierigkeiten wurde es da- 

 her lebbaft begrlisst, als Tresca wahrond der Sitzung 

 der Commission im Herbst 1872 vorscblug, dem Stabe 

 einen solchen durch die Rechnung zu bestimmenden 

 Querschnitt zu geben, dass ein ïheil seiner freien Ober- 

 fliiclu' unmittelbar mit der neutralen Fliiche desselben 

 zusammenfalle, und auf dieser Fliiche dann die Tliei- 

 lung anzubriugen"). Die von Hrn. Tresca selbst unter 



3) 1. c. 



4) Airy, Account of the Construction of the New National Stan- 

 dard of Lengtb. Philos. Transactions for 1857. Part III. p. 690. 



5)1 c. S. 7. 



6) Procès-Verbaux des réunions géuéralcs de la commission inter- 

 nation.ile du mètre 1872. 7". Annexe. Note sur la forme qu'il con- 

 vient de donner aux mètres que la commission internationale doit 

 construiro par M. Tresca. 



