- 135 - 



usages d;itis loQtes Ics sciences ; c'esl un inslrument 

 que Ton a besoiii tie consiiUer dans (oules les re- 

 cherches , et cela se concoil sans peine puisqu'il me- 

 sure les variations de cetle atmosphere si variable dans 

 latiuelle nous sommcs plong(!'s , et oii se passent lous 

 les phenom^nes qui sent Tobjet dc nos Eludes. 



Aprfes I'expfirience duPuy-de D()me, i'une des pre- 

 mieres consequences que Pascal en lira, c'esl son appli- 

 cation a la mesurc des hauteurs et par suite son usage 

 comme inslrument de nivellement. Avant de trailer de 

 cette application , j'entrerai dans quelques details sur 

 le baromeire lui-meme. 



Tout le monde sail que la chaleur dilate les corps , et 

 (ju'une faible elevation de temperature augmenle sens!- 

 blemenl le volume des liquides. Ainsi la hauteur d'un 

 baromeire qui est i 0" de 755'"'", 94 , devienl 760""" 

 a la temperature de 30° par la dilatation du mercure. 

 Pour rendrc les observations de cet instrument com- 

 parables enlre elles, on leur fail subir une correction. 

 Sachanl qu'& chaque degre d'augmentation de tem- 

 perature, la colonne barometrique s'allonge d'un 6550% 

 un petit calcul fait connailre quelle serait la longueur de 

 la colonne qu'on aurait dii observer si le mercure du ba- 

 romeire eiait ii la temperature 0. Cette correction sup- 

 pose qu'on connait bien exactement la temperature du 

 mercure du baromfelre ; et comme le thermometre qui 

 donne cette temperature n'est pas plonge dans ce mer- 

 cure, il en resulte des incertitudes, k moins qu'on ne pren- 

 ne des precautions el des soins tout parliculiers. De li 

 une premiere cause d'erreur dans les observations 

 baromeiriques. 



Une autre cause d'erreur h I'abri de laquelle il est 

 malheureusemenl Ires-difficile desemeltre, c'esl la for- 

 me arrondie que prend la surface du mercure h I'extre- 



