— 137 — 



Le baromt'lre, dil barom6lre & syphon, consiste en 

 on lube recourb6 vers le bas , donl les deux branches 

 d'6galc largeur sonl d'in6gales longueurs ; la plus 

 grande est ferm<^e, et I'autre est ouverle. Pour le cons- 

 truire, on remplit de mercure la branche lapluslon- 

 gue , en r6pc'(ant les m^'inos operations que pour un 

 lube droit. Les secousses pouvant facilement inlroduire 

 de I'air dans la chambre vide du long lube, on avail 

 song6 h inlerrorapre toute communication avec I'air ex- 

 t6rieur , au moyen d'un robinet adapts i la petite 

 branche. On fut bient6t oblige d'y renoncer, le ro- 

 binel ne fermant bion qu'avec le secours d'un corps 

 gras qui delcrminait I'oxidalion du mercuro. M. Gay- 

 Lussac a pr6senl6 a TAcadeniie des sciences en 1814 

 un barometre a syphon portatif sans robinet, et ou 

 nSanmoins Pair ne pcut s'introduire que tres-difficile- 

 menl par des mouvements brusques , comme ccux qu'il 

 eprouve dans le transport. II diflere des autres baro- 

 melres a syphon, en ce que la parlie courb6e du tube 

 a un tres-pelit diamelre , et la petite branche n'a de 

 communication avec Tatmosphere que par unc tr6s- 

 pelite ouverture qui laisse enlrer I'air, et par laquelle le 

 mercure ne peut pas sorlir. Le tube est fix6 dans 

 une monlure en cuivre , qui porte un Ihermomfetre 

 el deux verniers qui permeltenl d'6valuer a l/lO de 

 millimetre la hauteur du baromelre. 



Pour transporter eel instrument, on le renverse len- 

 lenienl ; le mercure de la cuvette remplit la longue 

 branche, de telle sorte que son niveau rcste dans la 

 parlie courbe. Yeuton faire une observation , le baro- 

 mfelre est relourn6 de nouveau ; alors le mercure re- 

 vicntdans la petite branche en chassanl devantlui I'air 

 qui ne pcut pas diviser la colonne de mercure dans un 

 lube aussi 6troil. Du moins c'esl ce qui arrive ordinal- 



