— 1/iS — 



dc ces liiermometros en leur conservan' une ^clieMe 

 assez coarle de telle sorle qu'ils ne niarquaient la 

 lemp6ralure qu'enlre 80° el 1 00" : mais leur graduation 

 se faisanl par comparaison avec un Ihermometre 6taIon, 

 nc comportait aucune exaclilude, parce que les deux 

 Ihcrmomelres 6laient plongt^s dans un bain liqulde 

 chauff6 de 80° k 100° , el qu'il est impossible de main- 

 tenir m6me quelques instants seulemcnt une masse 

 d'eau un pen grande i ces temperatures elev^es. 



M. RegnauU, en modifiant un peu la m^thode de 

 WoUaslon est parvenu h graduer ces thermom^tres 

 avec une grande exactitude. — On les construit avec 

 une tige gradu6e en parties 6gales de capacity , 

 mais dont la longueur ne permet qu'une course de 0° 

 ci 20o. Le z6ro se determine comme a Tordinaire : on 

 les place ensuite a cOl6 d'un Ihermometre 6talon dans 

 un grand vase plein d'eau k la temperature de 20* 

 environ, temperature qui peul resler stationnaire pen- 

 dant assez de temps , parce qu'elle ne differe pas beau- 

 coup du milieu ambiant. On note la division qui corres- 

 pond acette temperature qui est donn6c par le thermo- 

 metre etaion. On deduit de cette operation la valeur 

 des degr6s exprimes en divisions de la tige. On fait 

 ensuite sortir du mercure jusqu'a ce que le point 100" 

 occupe k peu pres la position qu'occupait le 20^ degre;^ 

 on pese le mercure sorti , el ce poids permet de cal- 

 culer la valeur du degr6 du Ihermometre modifie. 



On emploie pour vase d'ebullition un systeme de 

 petits lubes en laiton qui rcnlrenl Tun dans I'aulre 

 comme les tubes d'une lunette. Le tube inferieur 

 serl de chaudiere; 11 a 30'""" de diametre; on y met 

 40 centim. cubes d'eau environ. Ce lube est envelopp6 

 d'un autre plus large qui se visse au moyen d'une 

 monture h baionneitc sur une lampe h alcool, et quii 



