( 7(>o > 

 Il fiuil, poui- cela, que les enroulemepls employés aient des constantes de temps — 



très petites. On descend aisément au-dessous du cent-millième de seconde. IS'éanmoins, 

 cette condition limitera toujours la rapidité des indications de l'appareil. On démontre, 

 du reste, que, pour une lapidilé d'indications donnée, la sensibilité de l'oscillographe 

 est maximum quand la bobine mobile a un moment d'inertie égal à celui des organes 

 qui l'accompagnent, et quand les circuits auxiliaires ont même induction propre et 

 même résistance que cette bobine. 



» 2° La rotation du cadre, dans le champ magnétique, y induit une force électro- 

 motrice proportionnelle à la vitesse angulaire -y Mais le terme qui en résulte dans 

 les équations pouria être joint au terme de même espèce de l'équation (i) et com- 

 pensé, avec lui, par le terme en— de l'équation (2). Il est bon de conserver une cer- 

 taine importance à ces forces d'amortissement pour supprimer les trépidations acci- 

 dentelles (le rc(|uipagc mobile. 



» 3° Les équations présentent une singularité quand le courant 1 suit une loi de 

 variation identique à celle que suivrait l'oscillation libre du galvanomètre si le cou- 

 rant I n'existait pas : il y aura alors résonance (') si le réglage préalable n'est pas 

 rigoureusement parfait. On écarte cette circonstance en rendant les oscillations pro- 

 pres du galvanomètre yj^«S' Iciilcs que les variations à enregistrer. 



)) Riî.vLiSATioN PRATIQUE DE l'ahpareil. — M. Carpeiiticr, qui lui a ap- 

 porte personnellement tous ses soins, a fort habilement construit le galva- 

 nomètre, qui est la partie délicate de rapj)areil. 



» Dans le cliamj) magnétique créé par un électro-aimant se trouve la bobine mo- 

 bile parfaitement équilibrée. Le fd de torsion roule sur des coussins fixes (|ui em- 

 pêchent les déplacements transversaux et les mouvements de bascule de l'équipage 

 mobile sans nuire à sa moliilité autour du fil. 



» Outre les circuits auxiliaires, rassemblés sur une planchette indépendante, nous 

 avons enfin un dispositif d'enregislremenl : 



» Un point lumineux (arc électrique diajihragMié ) envoie horizontalement un fais- 

 ceau de rayons sur un miroir plan vertical qui le fait tourner d'un angle droit pour le 

 réfléchir sur le miroir concave du galvanomètre, le reprendre ensuite et envoyer 

 l'image du point lumineux impressionner une plaque photographique fixe (9 x 12) ; 

 quelques écrans noirs dispensent d'opérer dans une salle obscure. 



» Le miroir plan oscille avec un petit pendule qui le porte, et n'est utilisé qu'au 

 moment où sa vitesse de rotation, voisine d'un maximum, est extrêmement constante. 

 Le mouvement du miroir du galvanomètre se faisant autour d'un axe vertical, la com- 



(') Noir ConNt, Sur un Ihéorèmc reliant la théorie de la synchronisation à 

 celle des résonances (Comptes rendus, t. CXMII, p. 3i3; 1894). 



