( i44o ) 



» Pour des indices élevés, il y a avantage à prendre comme support un 

 flint lourd, d'une épaisseur convenablement choisie. 



)) Les é|)reuves qui accompagnent la présente Note permettent de se 

 rendre compte de la netteté du phénomène servant de base à la méthode 

 ci-dessus décrite. 



» A'^. B. — Pour éviter les erreurs qui pourraient résulter des variations 

 de l'indice dans des lames de glace différentes, il peut y avoir avantage à 

 déterminer sur le même échantillon l'indice du support et celui du liquide 

 que l'on étudie. A cet effet, on forme successivement deux couronnes sur 

 la même glace, en prenant les précautions ci-dessus indiquées, les durées 

 d'exposition pouvant différer de beaucoup; et l'on décale, au besoin, l'un 

 des centres par rapport à l'autre. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur un nouvel appareil enregistreur pour câbles sous-marins. 

 Note de M. Ader, présentée par M. Léauté. 



i( Les signaux télégraphiques sont transmis à travers les câbles sous- 

 marins sous forme de courants d'une très courte durée, qui, lorsqu'ils cir- 

 culent dans tm sens déterminé, représentent des points de l'alphabet 

 Morse, dans le sens contraire, des traits. Les apparcilsemjdoyés à recueillir 

 de tels signaux sont, à peu d'exceptions près, le récepteur à miroir et le 

 siphon recorder. Tous deux sont dus à Lord Kelvin. Le premier diffère peu 

 des galvanomètres à réflexion : une grosse bobine traversée par le courant 

 du câble en constitue la partie fixe; la partie mobile est une aiguille 

 aimantée collée au dos d'un miroir et suspendue à un fil de cocon très 

 court; le tout étant placé dans un tube de cuivre au centre de la bobine. A 

 l'état de repos, l'aiguille mobile est fixée dans une direction constante par 

 un aimant enveloppant l'appareil et disposé de telle façon que les lignes 

 de force qui lui sont dues coupent à angle droit celles que la bobine est 

 susceptible d'engendrer suivant son axe. Dans ces conditions, l'aiguille 

 tend a chaque instant à se fixer suivant la résultante du champ fixe de l'ai- 

 mant et du champ variable de la bobine; elle oscille donc sous l'action du 

 courant. Un observateur, à l'aide d'un rayon lumineux qui tombe sur le 

 miroir, suit de l'œil ses mouvements et lit la dépêche. 



» Dans le recorder une bobine plate et très légère est suspendue entre 

 les pôles d'un puissant électro-aimant, de façon que son plan soit parallèle 

 aux lignes de force. Lorsqu'elle est parcourue par le courant du câble. 



