( 852 ) 



» Un premier moyen consiste à fixer la température du réfrigérant en 

 un point déterminé et à communiquer à l'agitateur de l'éprouvelle cryo- 

 scopique le même mouvement de rotation que dans les expériences tlcflni- 

 tives. Au bout d'un temps plus ou moins long, la température de l'éprou- 

 vette cryoscopique devient tout à fait slationnaire. En ce moment, 

 l'éprouvette est à la température convergente qui correspond aux condi- 

 tions de l'expérience. 



» L'opération, faite comme je viens de le dire, est un |)eu longue, mais 

 on peut arriver beaucoup plus rapidement au but de la manière suivante. 

 L'éprouvette cryoscopique étant dans le moufle du réfrigérant et à la tem- 

 pérature voulue, on communique à son agitateur un mouvement de rota- 

 tion uniforme et déterminé. On amène le réfrigérant à une température 

 presque égale, puis on attend que les thermomètres de l'éprouvette et du 

 réfrigérant aient pris une marche régulière. Si le thermomètre de l'éprou- 

 vette monte, on refroidit très lentement le bain d'éther. On voit alors le 

 thermomètre de l'éprouvette ralentir sa marche ascendante, puis s'arrêter 

 et enfin redescendre. Au moment où il est stationnaire, il donne une pre- 

 mière valeur de l'excès de la température convergente sur celle du bain. 

 Cette première valeur est un peu trop forte. E*our avoir une seconde 

 valeur de cette quantité, on réchauffe très lentement le réfrigérant. Le 

 thermomètre de l'éprouvette qui, en ce moment, est en voie de baisser, 

 ralentit son mouvement, reste quelque temps stationnaire, puis remonte. 

 Celte seconde température stationnaire donne une deuxième valeur de la 

 différence entre la température convergente et celle du réfrigérant, et qui, 

 cette fois, est un peu trop faible. La moyenne de ces deux valeurs est la 

 quantité cherchée. L'approximation est de deux ou trois centièmes de 

 degré; ce qui est très suffisant. 



» J'ai procédé à cette détermination un très grand nombre de fois, en 

 employant le dispositif auquel je me suis arrêté depuis longtemps, et que 

 j'ai décrit dans une conférence à la Société chimique de Paris (I{<nte scienti- 

 fique du i5 septembre 1894). L'éprouvette cryoscopique a, comme je l'ai 

 dit et figuré, la forme d'une éprouvette à gaz, à fond rond, à bords évasés; 

 mais elle n'est nullement en iierrc épais, comme M. Ponsot me le fait dire 

 gratuitement. Elle est, au contraire, en verre mince, de 1""", j d'épaisseur, 

 de 170""" de longueur et de 45""" de diamètre. On y verse i25" de liquide. 

 On la bouche par un bouchon de liège de 5o"'" de longueur, percé d'un 

 trou central qui livre passage à la tige du thermomètre agitateur; en outre, 

 on la recouvre avec six disques superposés en drap épais, fendus jusqu'à 



