( 854 ^ 



en plus on en moins, snns qu'il en résulle d'cflet apprôcialile sur la tempé- 

 rature (le congélation observée. En résumé, il est facile tic réaliser les con- 

 ditions requises pour que l'influence de la température du réfrigérant soit 

 complètement annihilée. 



» Mais il est d'autres causes d'erreur importantes et dont, en France du 

 moins, les observateurs qui se piquent le plus de précision ne se sont pas 

 encore préoccupés: je veux parler de celles qui résultent des variations 

 accidentelles du zéro du thermomètre. Ces variations sont continuelles et 

 peuvent atteindre plusieurs millièmes de degré en un jour, ou même en 

 quelques heures. Si, par exemple, après une journée de travail vers zéro, 

 le thermomètre reste snsjjendu dans l'air du laboratoire, vers i5", pendant 

 la nuit, le zéro monte d'environ o", 002. Si, pendant la journée suivante, 

 le thermomètre sert de nouveau à des expériences sur la congélation de 

 l'eau, le zéro baisse irrégulièrement depuis le matin jusqu'au soir et, à peu 

 près, de la même quantité. J'élimine presque complètement ces sortes de 

 variations en conservant le thermomètre à zéro, dans une glacière, pen- 

 dant tout le temps qu'il n'est pas employé dans le cryoscope. Mais il est 

 des perturbations ihermométriques d'un autre ordre et qui ne peuvent 

 être évitées. De ce nombre sont celles qui résultent de l'action de la pres- 

 sion atmosphérique, qui agit sur le réservoir du thermomètre comme sur 

 un baromètre holostérique et qui, pour une variation de i""" dans la hau- 

 teur barométrique, entraîne un déplacement du zéro de 0°, 000184. Il en 

 est d'autres encore. 



» En présence de ces fluctuations thermométriques, et plutôt que de 

 risquer des corrections incertaines, j'ai |)iis le parti de placer chaque 

 mesure du point de congélation d'une dissolution, entre deux mesures du 

 point de congélation de l'eau, faites immédiatement l'une avant, l'autre 

 après, dans les mêmes conditions, et dont je prends la moyenne. Le travail 

 en devient beaucoup plus long, mais j'y gagne une confiance complète dans 

 les résultats. 



» Grâce à toutes ces précautions, je crois pouvoir mesurer les abaisse- 

 ments du point décongélation avec une approximation de o",ooo5. J'en 

 ai profilé pour faire une étude méthodique de YinJJuence de la surfusion sur 

 le point de congélation des dissolutions aqueuses. J'aurai l'honneur d'en com- 

 muniquer prochainement les résultats à l'Académie. » 



