( 1.44) 



» B. Observations du D' OErlel. — récemment, à propos du nivelle- 

 ment bavarois, IcjD'jOErlel (') a déterminé, pendant une période de cinq 

 mois, les variations nioyennes de longueur d'une paire de mires employées 

 à cette opération. Les résultais de treize étalonnages successifs, et les tem- 

 l)ératurcs corresj)ondantes, sont traduits graphiquement ci-contre (/fg- 3, 

 diag. I et II). Ou y constate d'abord un raccourcissement de o'"™, i, cor- 

 rélatif d'un refroidissement de 1 1° ; puis un allongement d'environ o""", 35 

 pour un échauffement de 20" seulement, insuffisant à expliquer cette di- 

 latation. Les diagrammes III et IV figurent les variations correspondantes 

 de V humidité relative et de Y humidité absolue de l'air, relevées dans les sta- 

 tions météorologiques les plus proches du cheminement. 



» Constatant un certain parallélisme des lignes I et IV, alors que le 

 diagr. III dénote un état hygrométrique sensiblement constant, le 

 D"" Oertel, et, après lui, MM. l'amiral autrichien Von Kalmar (-) et le D' Hel- 

 mert (^) de Berlin ont cru pouvoir admettre que, contrairement aux con- 

 clusions du colonel Goulier, les variations de longueur des mires dépendraient 

 plutôt de l'humidité absolue que de r humidité relative de l^air. 



M Celte opinion nous semble infirmée par les remarques suivantes : 



» i" Si l'on calcule les températures moyennes de l'air, correspondant 

 aux tensions indiquées de vapeur, on obtient le diagr. V (Jig. 3), présen- 

 tant, lui aussi, la même allure que la ligne I, ce qui confirmerait la loi du 

 colonel Goulier, d'après laquelle l'état hygrométrique restant voisin de 

 yS"", comme c'est le cas ici, les variations de température influent seules 

 sur la loneueur des mires. 



» 2° Les mires en question avaient passé l'hiver dans un endroit très 

 sec; par suite, à leur entrée en campagne, elles étaient très avides d'humi- 

 dité; une bonne partie de l'allongement constaté doit tenir à cette cause. 



» 3" Les lois du colonel Goulier supposent les mires en parfait équilibre 

 d'humidité avec l'air ambiant, ce qui exige de longues semaines passées 

 dans un milieu d'état hygrométrique constant. Or tel n'était pas le cas ici. 



» 4° Les données invoquées, touchant rhumidilé de l'air, se rapportent, 

 non pas, comme il conviendrait, aux locaux mêmes des étalonnages, mais a 

 des slations'parfois^éloignées de 4o'>'" de ceux-ci et plus élevées de 400". 



(') Bas Piâcisions-nn'ellement in Bayer n, reclus des Rheins, par le D-- Cari 

 OErlel, pages 5 à 8. Munich; 1898. 



(') Comptes rendus de l'Association géodésiquc internationale, Conférence de 

 Bruxelles, p. 100, Berlin;. 1898. 



(') Id., Conférence d'Inspruck, p. 82, Berlin; 1894. 



