( I25l ) 



suite très limité; car, ou bien elles ne peuvent supporter de corps lourd, 

 ou bien elles manquent de sensibilité pour les variations faibles. D'ailleurs, 

 il y a presque toujours des résistances passives du fait du mécanisme d'in- 

 scription. Le dispositif auquel je me suis arrêté est absolument indépen- 

 dant de l'instrument de pesée, il lui est relié électriquement et se prête à 

 tout poids et à toute sensibilité. Pour réaliser ce but j'ai utilisé le principe 

 d'Archimède déjà employé par Rédier. La balance de Rédier offrait les 

 inconvénients signalés plus haut, elle ne pouvait guère servir que pour 

 l'homme; de plus, les transmissions mécaniques se faisant par des intermé- 

 diaires très délicats, il y a de fréquents arrêts dans le fonctionnement de 

 l'enregistreur. 



« Pour tracer la courbe des variations de poids d'un corps, je place ce corps dans 

 le plateau d'une balance de sensibilité appropriée et je fais la tare approximative à 

 l'aide de grenaille de plomb et d'un vase contenant de l'eau. Un plongeur cylindrique 

 partiellement immergé dans l'eau du vase achève d'établir l'équilibre. Si, par suite 

 des variations du poids du corps, cet équilibre est rompu, le fléau s'incline légère- 

 ment, établit un contact et un moteur électrique immerge ou soulève le plongeur 

 jusqu'à ramener un nouvel équilibre. Il suffit d'inscrire les déplacements du plongeur 

 pour avoir la courbe des variations de poids du corps. Dans chaque cas, il faudra 

 choisir convenablement le diamètre du plongeur et établir l'échelle des ordonnées à 

 l'aide d'une expérience préalable. Afin d'éviter les grandes oscillations du fléau, on le 

 cale de façon à ne lui laisser qn'un déplacement à peine perceptible. 



» On voit qu'à l'aide des appareils courants de laboratoire on peut réaliser cet 

 enregistrement. J'ai de plus fait construire, par M. Richard, un modèle très soigné 

 où tout le système enregistreur est disposé sur un plateau de dimensions assez res- 

 treintes et qui peut par suite s'adapter rapidement à une balance quelconque. 



» L'application la plus intéressante que j'aie faite de cet appareil est 

 l'enregistrement des gaz de la respiration, phénomène dont je me suis 

 beaucoup préoccupé depuis un an. 



» Ce n'est que par la pesée que l'on peut arriver à une certaine préci- 

 sion dans ces dosages, mais généralement on n'a, de cette façon, que 

 l'acide carbonique ou la vapeur d'eau totale pendant un laps de temps dé- 

 terminé. 



» Si, au contraire, on place les appareils d'absorption sur une balance 

 munie de mon enregistreur, on a la courbe continue du phénomène pen- 

 dant toute la durée d'une expérience, 



» Suivant que les tubes d'absorption contiendront de la potasse ou de la 

 ponce sulfurique, on aura l'acide carbonique ou la vapeur d'eau. 



» Pour faire arriver le gaz aux tubes d'absorption sans exercer de frotte- 



C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 22.) ï62 



