( 1253 ) 



contient les raies ordinaires da spectre solaire ; mais la raie de l'hydrogène 

 X 434. qui est simple sur les épreuves solaires obtenues avec le même 

 spectroscope, apparaît assez nettement double dans l'étoile; et, en fait, la 

 mesure précédente a été faite seulement sur la composante la plus réfran- 

 gible. Ce fait, qui semble annoncer une étoile double spectroscopiquc on 

 une anomalie spéciale, a une faible valeur, puisqu'il est observé sur une 

 seule épreuve; il est présenté comme une simple indication. 



» Mais, au seul point de vue de l'étude des déplacements, l'épreuve offre 

 des particularités intéressantes. Le spectre de l'étoile ('), haut de o""°,8 

 environ, est encastré entre deux spectres de comparaison, qui lui sont 

 juxtaposés, et comprennent chacun les raies du fer et de l'hydrogène. Ces 

 deux spectres sont photographiés sans que l'observateur, qui est placé à S'" 

 du spectroscope, à l'extrémité opposée du télescope, change sa position 

 qui est la seule possible avec cet instrument spécial {Comptes rendus, no- 

 vembre 1892). A cet effet, au milieu de la pose de l'étoile, et à l'aide d'une 

 transmission simple par air comprimé, l'observateur déplace un petit dia- 

 phragme qui vient recouvrir la partie delà fente collimatrice sur laquelle 

 on fait courir l'étoile; puis, par une transmission analogue, on place de- 

 vant la fente un prisme à réflexion totale, qui permet de projeter les images 

 d'étincelles de fer et d'hydrogène débordant le diaphragme. 



» Cette disposition des deux spectres de comparaison au-dessus et au- 

 dessous du spectre de l'étoile est employée depuis 1892 et est très avanta- 

 geuse pour les mesures; elle permet de bien orienter les fils du micromètre 

 et d'éviter les erreurs dues à l'astigmatisme des raies spectrales. 



» De plus, contrairement à la méthode suivie par MM. Vogel et Belo- 

 polsky, les faisceaux des sources de comparaison ont, dans le collimateur, 

 la même ouverture que le faisceau de l'étoile; car il nous a semblé dès le 

 début, et il nous semble encore que, pour comparer exactement les deux 

 lumières, il convient de les placer dans des conditions aussi identiques que 

 possible. Même, pour réaliser mieux ce desideratum, les deux lumières 



8 E3're, le spectre vient très faible, avec le grand réflecteur de r",20 et une pose de 

 deux, heures, alors qu'une heure de pose le donne net avec le réfracteur de o"", 75. 

 C'est que la grande ouverture ne suffit pas. La qualité des surfaces optiques, qui in- 

 flue sur la proportion des rayons entrant par la fente et la rigidité de la monture qui 

 assure la fixité de l'image sur la fente, sont, en effet, des facteurs importants. 



( ' ) L'étoile Ç Hercule est double, mais son compagnon est de grandeur 6 i et paraît 

 trop faible pour agir sur la plaque. La possibililé d'un dédoublement s'applique à 

 l'étoile principale. 



G. R.. 1894, 2" Semestre. (T. CXIX, N" 27.) I^'' 



