FORMATION DE l/lMAGE MICROSCOPIQUE 41 



l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière, on ob- 

 tient les résultats suivants. Je prendrai comme exemple le 

 Pleurosigma angulatum , l'un des tests les plus connus, avec 

 1600 à 1800 stries environ au millimètre, ce qui donne pour e 

 une valeur moyenne de 0,00055 mill. = 0,55 y. 



En adoptant pour / des valeurs correspondant aux parties 

 utilisables du spectre solaire et comprises par conséquent entre 

 0,4 et 0,7 y-, nous obtenons pour l'angle oc de divergence des 

 premiers maxima de deuxième ordre des valeurs comprises entre 

 46° et une valeur imaginaire y. , > 00". 



En admettant pour / de la lumière blanche, une valeur 

 moyenne /.= 0,55 a, correspondant à la région comprise entre 

 les raies D et E du spectre solaire où l'intensité lumineuse 

 atteint son maximum, sin x, devient = 1 et a, = 1)0". Or 90° 

 de chaque côté du maximum absolu, donne 180°, qui devrait être 

 l'angle d'ouverture de l'objectif pour que, dans ces conditions, 

 il puisse nous donner une image quelconque de la structure. 

 Cette limite théorique ne pouvant être atteinte dans la pratique, 

 il s'ensuit que pour l'incidence normale correspondant à la for- 

 mule sin «, = -—, aucun objectif ne pourra donner une image 



quelconque d'une telle structure. Mais dès que l'incidence devient 

 oblique, ce qui est toujours le cas dans le microscope, la formule 

 ci-dessus devient pour le maximum d'obliquité 



À 

 sin x. = — — 

 1 2e 



et nous obtenons pour x , , dans les limites correspondant à 

 '/.= 0,4 à 0,7 y. , des valeurs comprises entre 21° et 39°, exigeant 

 des angles d'ouverture de l'objectif compris entre 42° et 78°, et, 

 pour À = 0,55 y. , un angle d'ouverture de 60". 



Ceci posé, je passe à la description de l'expérience. Je mets 

 au point comme d'ordinaire sur une valve de Pleurosigma an- 

 gulatum (montée à sec), en employant un système à sec d'un 

 angle d'ouverture de 124° (ouverture numérique 0,90), éclairage 

 axial obtenu au moyen du condensateur d'Abbé et d'un dia- 

 phragme à très petite ouverture circulaire centrée (environ 1 

 millimètre de diamètre). 



Au moyen d'un prisme au sulfure de carbone et d'un héliostat, 

 je projette, sur le miroir du microscope, un spectre suffisamment 



