42 J. AMANN 



long pour que ce miroir, convenablement placé, réfléchisse une 

 lumière que l'on peut admettre être homogène. 



Je commence par l'extrémité rouge du spectre, j'enlève l'ocu- 

 laire et j'examine l'image du diaphragme qui vient se former près 

 du plan focal supérieur de l'objectif '. Seul le maximum absolu 

 de Frauenhofer est visible, on ne voit aucune trace des maxima de 

 2".e or( ] re- j e replace l'oculaire et j'examine l'image microscopique 

 qui ne contient que les contours de la valve, la ligne médiane et 

 le raphé, sans traces aucune d'une structure quelconque. 



Je déplace maintenant le diaphragme latéralement, de manière 

 à obtenir l'éclairage oblique après avoir enlevé l'oculaire et je 

 remarque, dans le plan focal de l'objectif, à côté du maximum 

 absolu qui s'est déplacé en sens inverse du diaphragme, un maxi- 

 mum complet de 2 ,ne ordre. Je replace l'oculaire et j'aperçois l'i- 

 mage d'une structure formée d'un système destries perpendicu- 

 laires à la ligne qui joint les milieux des deux maxima du spectre 

 de diffraction. 



Je retourne à l'éclairage axial : la structure disparaît, puis, 

 toujours avec la lumière rouge, j'agrandis graduellement l'ou- 

 verture du diaphragme du condensateur. A un moment donné, 

 je vois apparaître dans le plan focal de l'objectif, tout au bord 

 de l'iris, les premières traces en forme de croissants des six 

 maxima de 2"' e ordre qui composent la première rangée du spec- 

 tre de diffraction de la structure du Pleurosigma. En replaçant 

 l'oculaire, je vois des traces de la structure correspondant aux 

 fractions des maxima qui ont pu interférer. 



Dans ces conditions, en effet, e étant constant et À n'ayant 

 pas varié, l'angle de divergence des maxima n'a pas varié non 

 plus, mais leur diamètre apparent est devenu plus grand, ce qui 

 permet à une partie de chacun de ces maxima d'apparaître dans 

 le cercle de l'iris. 



Je diminue de nouveau l'ouverture du diaphragme comme au 



1 L'examen de l'image de la surface lumineuse peut se faire de diffé- 

 rentes façons : la plus simple consiste à placer l'œil à la place de l'ocu- 

 laire, ou bien on peut examiner, au moyen d'une loupe, l'image de l'iris 

 de l'objectif qui vient se former au-dessus de l'oculaire à l& pupille de sortie 

 du microscope. Une troisième méthode, qui permet des mesures exactes, 

 consiste à transformer le microscope en lunettet errestre en intercalant, à 

 l'extrémité du tube à tirage, un objectif à long foyer que l'on met au 

 point sur le plan focal supérieur de l'objectif qui sert à examiner la 

 structure. 



